25 



lieh weites Loch FE, ungefähr ein Fünftel Durchmesser 

 der Platte; in dieses füge man mit Cernent befestigt 



eine gerade und ebenmässige 

 Glasröhre E F G H, deren 

 Lumen genau den zehnten Teil 

 des Durchmessers des silbernen 

 Cylinders misst. An dieser 

 Röhre bringt man eine Marke 

 an, G H, mit einem Diamant, 

 so dass der Abstand G E ge- 

 nau zwei Zoll misst, also genau 

 so viel als der Innenraum des 

 grossen Cylinders; man teile 

 dann die Länge E G genau in 

 zehn gleiche Teile, so ist der 

 Inhalt eines jeden dieser Teile 

 der tausendste Teil des In- 

 haltes des Cylinders. Ist nun 

 dieses Gefäss so gerüstet, 

 so kann die Markierung und Graduierung des Thermo- 

 meters leicht in folgender Weise bewerkstelligt werden : 

 Fülle dieses Cylindergefäss mit der gleichen Flüssig- 

 keit, mit der das Thermometer gefüllt ist ; dann stelle 

 beide, das Gefäss und das Thermometer, das eingeteilt 

 werden soll, in Wasser, das zu frieren beginnt, und 

 bringe das Niveau der Flüssigkeit im Thermometer zu 

 der ersten Marke (Null) ; dann miss so viel Flüssig- 

 keit in dem Cylindergefäss ab, dass das Niveau genau 

 bis zum untern Ende des schmalen Glascylinders reicht; 

 dann erwärme langsam und allmählich das Wasser, in 

 dem beide, Cylindergefäss und Thermometer, eingetaucht 

 sind und sowie du wahrnimmst, dass die gefärbte Flüs- 

 sigkeit in beiden Röhren steigt, so markiere mit einem 

 Diamant verschiedene Punkte auf der Thermometer- 



