26 



Röhre an solchen Stellen, die beim Vergleichen der 

 Ausdehnung in beiden Röhren mit den Teilstrichen des 

 Cylindergefässes übereinstimmen. Sind auf diese Weise 

 einige wenige Teilstriche gemacht, so kann der Rest 

 der Röhre eingeteilt und jeder Teil der Skala mit ihrem 

 Charakter bezeichnet werden. 



Ein Thermometer, auf diese Weise hergestellt, ist 

 dann das passendste Instrument, das als Standart für 

 Hitze und Kälte ersonnen werden kann; denn, da es 

 oben geschlossen ist, ist es keiner Veränderung und 

 keinem Verderben unterworfen, auch unabhängig von 

 den Veränderungen des Luftdrucks, denen alle andern, 

 oben offenen Arten von Thermometern ausgesetzt sind." 



Wir verkennen nicht, dass die von Hooke beschrie- 

 bene Methode für die Tüchtigkeit des Experimentators 

 zeugt, allein einwandfrei ist sie nicht, scheint auch in 

 gleicher Weise später nicht mehr verwendet worden 

 zu sein. 



Schon die Erstellung des Probegefässes dürfte 

 Schwierigkeiten begegnen, wenn die Röhre ein Lumen 

 haben muss, das durch die ganze Länge genau gleich 

 dem zehnten Teil des Gefässdurchmessers ist. Wenn 

 hier ein kleiner Unterschied vorhanden ist, so enthalten 

 zwei Zoll der Röhre nicht mehr den hundertsten Teil 

 des Gefässes. Auch die ungleich schnelle Erwärmung 

 des Metallgefässes und des Glasthermometers, die un- 

 gleiche Ausdehnung von Weingeist verschiedener Stärke, 

 die ungleichmässige Ausdehnung des Weingeistes bei 

 steigender Temperatur, alle diese Umstände bilden 

 Fehlerquellen, die das Resultat beeinträchtigen. Nichts- 

 destoweniger ist während geraumer Zeit keine Methode 

 angewandt worden, die bessere Resultate erzielt hätte; 

 denn die für die Florentinerthermometer gewählten 

 Punkte der grössten Winterkälte und der höchsten 



