66 



wie weiterhin wird die De Lac'sche Skale fälschlicher- 

 weise als Réaumur 'sehe bezeichnet. 



Auch Celsius knüpft an bei der Mangelhaftigkeit 

 der aus Deutschland nach Schweden kommenden Floren- 

 tinerthermometer. Auch er fand als zweckmässigste 

 Methode die Einteilung, die sich auf zwei feste Punkte 

 stützt, nämlich auf die Temperatur des schmelzenden 

 Schnees und des gefrierenden Wassers, wobei er be- 

 merkt, dass man nicht nach der Art von Réaumur die 

 Temperatur des gefrierenden Wassers, sondern die des 

 schmelzenden Schnees wählen und den Siedepunkt nicht 

 durch Eintauchen des Thermometers in siedendes Wasser, 

 sondern durch Einführen in den ausströmenden Dampf 

 bestimmen müsse. Hiebei sei aber nach den Ermitt- 

 lungen des erfahrenen Mechanikers in Amsterdam, 

 Fahrenheit, zu berücksichtigen, dass der Siedepunkt vom 

 Barometerstande abhängig sei, weshalb er selbst als nor- 

 malen Druck den mittleren Barometerstand von 25 Zoll, 

 3 Linien (schwedisch) annehme (1742). Versuche mit 

 schmelzendem Schnee hätten ihm die Beständigkeit der 

 Temperatur zu verschiedenen Zeiten und an weit aus- 

 einanderliegenden Orten gezeigt. Und zur Ermittlung 

 der wahren Siedetemperatur bediente er sich einer Thee- 

 kanne, aus deren Schnauze ein kräftiger Dampfstrom 

 blies. Auch beobachtete er, dass bei jähem Heraus- 

 nehmen aus dem Dampfe das Quecksilber anfänglich stieg. 



Auf diese Untersuchungen hat Celsius mehrere Jahre 

 verwendet. Waren nun an einem Thermometer die 

 beiden Punkte bestimmt, so teilte er den Abstand in 

 hundert gleiche Teile ein so zwar, dass der Siedepunkt 

 mit 0°, der Gefrierpunkt mit 100° bezeichnet und die 

 Skale nach unten nach Bedarf verlängert wurde. 



Mit diesem Thermometer sind in Upsala während 

 mehrerer Jahre Beobachtungen gemacht worden, die im 



