— 175 



Die Messungen ergaben für die Höhe des Cylinders: 

 E -- 14,765 mm 

 und für die Dicke der Luftschicht zwischen Quarz und 

 Linse : 



e = 0,037 mm. 



Die im Oktober 11)01 ausgeführten Beobachtungen 

 sind in ihrer Reihenfolge in nachstehender Tabelle mit 

 den zugehörigen Korrektionen zusammengestellt worden. 

 Die Temperaturen wurden an 4 Quecksilberthermo- 

 metern abgelesen, deren Gelasse sich in unmittelbarer 

 Nähe des Platiniridiumdreifusses befanden. Zwei dieser 

 Thermometer wurden zwischen 0° und 50°, die 2 anderen 

 zwischen 50° und 100° beobachtet. 



Die Abweichungen der Angaben dieser gut ver- 

 glichenen Instrumente betragen ausnahmsweise 4 Hundert- 

 stel Grad und sind im allgemeinen kleiner als 2 Hun- 

 dertstel. 



Nach der Regulierung der Temperatur wurde der 

 Apparat während wenigstens 6 Stunden sich selbst über- 

 lassen, um den vollständigen thermischen Ausgleich 

 zu sichern. Die Beobachtungen folgten gewöhnlich in 

 Zeiträumen von 12 Stunden auf einander. 



Zusammenstellung der Beobachtungen. 

 Mittel der 

 Datum Barometer Temperatur Fransenab- Corrigiertes 



1901 auf 0° reducieri (Normalskalei lesunp Correction Mittel 



f f 



83,359 52,14 -f 0,009 52,149 

 79,975 50,71 + 9 50,719 

 70,481 46,73 -f 8 46,738 

 57,826 41,46 -f 7 41,467 

 48,649 37,59 + 5 37,595 

 42,500 35,12 -f 5 35,125 

 30,311 30,05 -f 4 30,054 



