— 462 



Belastung der Wagschalén, soweit tunlieb, vermieden. 

 Erschütterungen der Wage war dadurch vorgebeugt, 

 dass dieselbe auf einem an der Decke befestigten Ge- 

 rüst, dessen Schwingungen durch gegeneinander reibende, 

 verstellbare Bürsten gedämpft wurden, aufgestellt war. 

 Solche waren übrigens verhältnismässig, — verhältnis- 

 mässig für ein Laboratorium, das im 2. und 3. Stock- 

 werk eines alten Hauses, in dessen untern Teilen eine, 

 in erfreulicher Blüte befindliche Bäckerei betrieben wird, 

 — wenig bemerkbar. 



Nicht vermieden konnten werden : die aus ungleicher 

 Temperatur der Wagebalken und der Veränderlichkeit 

 der am Glase niedergeschlagenen Wasserscbicht resul- 

 tierenden Fehler. Über die Grösse des ersteren bin ich, 

 da ich die eventuelle Differenz der Temperatur nicht 

 kenne, im unklaren, über die zweite gibt eine Tabelle 

 von lhmori 1 ) einigen Aufschluss. Nach seinen Angaben 

 schwankt bei mittlerer Zimmertemperatur (15,3-19,1° C.) 

 das Gewicht des auf einen cm 2 , vorher mit siedendem 

 Wasser behandelten Jenenser Glases, niedergeschlagenen 

 Wassermantels zwischen 0,000(54 und 0,00035 mg und 

 nimmt für nicht so behandeltes Glas einen höcbsten 

 Wert von 0,004 mg an. Es würde demnach das Ge- 

 wicht für unsere Apparate, die mit siedendem Wasser 

 behandelt worden waren, mit einer Oberfläche von noch 

 nicht 40 cm- , kaum in Betracht zu ziehen sein. 



Unter den Verhältnissen, unter denen ich arbeite, 

 war ich nicht in der Lage, Wage und Gewichte, 

 wie das für solche Arbeiten durcbaus wünschenswert 

 gewesen wäre, für diesen einen Zweck allein zu reser- 

 vieren. Es wurde während der fünf Monate vom Juli bis 

 Dezember eine Fülle anderer — allerdings ausschliess- 



!) lhmori, AYiedemaun Annal. Bd. 31. 1887. S. 1014. 



