199 



Per soddisfare a tutte l'esigenze della scdenza che ha per base la 

 realtà si dovrebbe ancora notare : 



A. La distanza alla quale si è proiettato l'imagine disegnata, par- 

 tendo dal prisma o specchietto di riflessione della camera lucida. 



NB. Questo dato non ha bisogno di una speciale indicazione 

 quando si notino gli altri particolari, segnati in fine. 



B. La lunghezza del tubo del microscopio (v.: II a, b, e, d; misu- 

 randola dal sommo dell' oculare al punto d'invitamento dell' obbiettivo. 



C. Altra cosa quanto mai importante, perchè dà il massimo valore 

 a tutte le altre indicazioni, si è quella di notare le dimensioni reali 

 dell' oggetto disegnato. Il Carnoy non esita a dichiarare che »la chose la 

 plus importante à déterminer, c'est le diamètre real des objets mici'o- 

 scopiques« ^', e poi a domandare : »Comment du reste voudrait-on donner 

 aux lecteurs une idée exacte de la cellule qu'on dessine si on lui laisse 

 ignorer ses dimensions réelles?«^. 



NB. Vari sono i metodi indicatisi per trovare le dimensioni reali 

 degli oggetti; ma il più semplice, molto facile e corretto è il seguente^: 

 sottoposto l'oggetto al microscopio, si mette l'oculare micrometrico e si 

 nota quante divisioni dello stesso occorrono per abbracciare l'imagine 

 dell' oggetto ; il numero di queste lo si divide pel potere d'ingrandi- 

 mento dell' obbiettivo*' e il quoziente darà le dimensioni reali del- 

 l'oggetto. 



— Qui mi viene in acconcio di far osservare che gli ottici costrut- 

 tori dovrebbero sempre, fornendo un microscopio, mandare una tabella 

 che indichi il potere d'ingrandimento degli obbiettivi' : il solo che abbia 

 un valore di massima importanza pel microscopista. — 



In ogni caso si può sempre con tutta facilità calcolare il potere 

 dei propri obbiettivi posando sul piattino del microscopio il micrometro 

 obbiettivo ed osservando col micrometro oculare quante divisioni di 

 questo ricchiedonsi per coprire tutte o un dato numero di divisioni del 

 primo micrometro. Ciò fatto, si divide il numero delle divisioni, prese 

 a considerare, del micrometro oculare per quelle del micrometro obbi- 



3 J. B. Carnoy, La biologie cellulaire. Fase. I. p. 68. Lierre 1884. 



4 Op. cit. p. 163. 



5 Vd. ad es.: Ch. Robin, Du microscope et des injections, p. 151. Paris, 

 1849. — Traité du microscope, p. 200 e 215. Paris, 1871. — M. G. Bardet, De 

 quelques causes d'erreur dans l'emploi du microscope. Revue internat, des Scienc. 

 T. IV. p. 535. Paris, 1879. 



^ Taie ingrandimento non riguarda proprio soltanto l'obbiettivo per se stesso ; 

 poiché in questa determinazione c'entra la modificazione che porta nella dimensioni 

 dell' imagine la lente collettrice dell' oculare micrometrico. 



"! S'intende che per formare una tabella servibile bisogna indicare esattamente 

 la lunghezza che si è dato al tubo del microscopio (Vd. Ila, b, e, d) . 



