i34 

 nonietro , il quale non di£ferisce da quello di Schireigger, se 

 non in questo, che in vece d'un solo ago calamitato sospeso 

 nel mezzo del telaio, su cui è avvolto il lilo di rame vestito di 

 seta, ne porta due. Questi due aghi sono eguali fra loro , ca- 

 lamitsiti quanto è possibile egualmente, e fìssati ad un tubo di 

 paglia sospeso ad un filo in modo, che uno sovrasti parallelamen- 

 te all'altro, bensì coi poli in posizione inversa il polo nord 

 dell'uno corrispondendo sopra al polo sud dell'altro, e vice- 

 vsTsa , ed a tal distanza reciproca, che possano girare libera- 

 mente uno dentro il telaio o gabbia, come nel galvanometro 

 ordinario, l'altro al di sopra digli avvolgimenti del filo, che 

 sono in numero di 72, in due strati sopraposti uno all'altro, cia- 

 scuno di 36, quanti ne comporta la larghezza del telaio. Fra 

 le circonvoluzioni del filo metallico e 1' ago superiore è un cer- 

 chio graduato , sul quale si misura o si riconosce la deviazione 

 dell'ago stesso, solo comodamente visibile. Questo strumento è 

 co ì sensibile , che interposta fra le due estremità del filo di ra- 

 me una delle combinazioni termoelettriche del dottor Seebeck , 

 come una veighetta per metà di bismuto e per metà d'antimo- 

 nio , e raffreddato il punto di riunione dei due metalli, in vece 

 dell'azione debolissima che in questo caso si manifesta nel gal- 

 vanometro ordinario , gli aghi di questo del cav. Nobili fanno 

 pili rivoluzioni. Anzi se fra le due estremità del filo di rame si 

 avvolga semplicemente un filo di ferro lungo cinque o sei pol- 

 lici, e si scaldi uno dei punti d'unione col solo calore della 

 roano, l'ago devia tosto di 90 gradi , e se la mano si avvici- 

 ni soltanto al punto d'unione senza toccarlo, vi è pure una de- 

 viazione di 20 gradi. 



Il cav. Nobili pensa che questo suo galvanometro o molti- 

 plicatore , potrà servire ad altri usi , oltre le più delicate ri- 

 cerche elettromagnetiche. Così, dopo aver ricordato che 1' acqua 

 esposta al contatto dell' aria libera ha una temperatura sensi- 

 bilmente ma di poco inferiore a quella dell'aria ambiente, dipen- 

 dentemente dal rafìred da mento che produce l'evaporazione con- 

 tinua , annunzia che attaccando alle due estremità del filo di ra- 

 me del suo nuovo strumento una semplice barra di bismuto , ed 

 immergendo uno dei punti d' unione in una tazza d'acqua , la 

 piccola differenza di temperatura fra la parte immersa della bar- 

 ra e quella che è fuori dell' acqua basta a far deviare di più 

 gradi l'ago. E siccome mantenendo quest'ultimo apparato ina- 

 zione, si osserva che la deviazione diviene nelle ore alte del 

 giorno notabilmente maggiore che nella mattina e nella sera , 1' 



