I20 

 punta fissata inferiormente sai mezzo della piramide, talché la più 

 piccola declinazione di detta punta indica da qual parte devia il bili- 

 co. Dovendo misurare l'evaporazione di liqnidi corrodenti il metallo, 

 fa d'uopo intonacare la superficie con uno strato capace d'impedire 

 la loro azione , oppure sostituire vasi di cristallo o di porcellana. 



Con l' uso di quest' istrumento i fisici potranno decidere molte 

 questioni tuttora sospese , come quella p. e. se i raggi lanari accre- 

 scono veramente l'evaporazione. Possono per esso in pari modo ve- 

 rificarsi ì rapporti die hanno tra dj loro le evaporazioni di vari liquidi 

 di natura e di densità diversa, e se 1' evaporazione sia in ragione della 

 superficie liquida in contatto dell'aria, o in ragione dell'altezza del 

 vaso j Sb questa è prodotta unicamente dal calorico secondo che pen- 

 sano con Dalton i più de' fisici moderni, od all'azione del medesimo 

 unita a quella dell'affinità dell'aria con l'acqua, non meno che per l'in- 

 flusso dell'elettricità, avendo questa, come prova l'A. ana grandissima 

 parte all'evaporazione. Se (juesta sia maggiore nei vasi pili ampj o nei 

 più piccoli , e se sia dieci volte maggiore della terra umida, come 

 crede Hales; o se quest' ultima svapori più prontamente che l'acqua 

 come osserva il Bazin ; se vi è finalmente differenza per effetto del 

 calorico raggiante neil' evaporazione dell'acqua contenuta in vaso di 

 metallo lucido e di metallo variamente colorito , mettendo anche in 

 faccia de' medesimi diversi corpi di vario raggiamento di calorico. 



IV. DeW apparecchio idrostatico più stmplice ed universale , 

 Memoria dell'Abate GIUSEPPE ZAMBONI . Si sa che un fluido con- 

 tenuto in vasi tra loro comunicanti, somministra il mezzo di provare 

 non solo l'ugual pressione reciproca delie molecole fluide in qualun- 

 que direzione , ma un ugual altezza de' fluidi omogenei , e l'altezza 

 altresì reciprocamente proporzionale alla gravità specifica de'fluidt 

 eterogenei. Ora su queste basi il dotto abate ha imaginato uno stru- 

 mento semplicissimo , da preferirsi per la sua facilità ad ogni altra 

 bilancia idrostatica finora conosciuta . 



Consiste esso in un vaso di figura cilindrica comunicante con 

 nn tubo di piccolo diametro, che forma con la parete del vaso un 

 angolo molto ottuso , sicché, versandosi dell'acqua , ogni variazione 

 di livello , insensibile nel vaso, appare visibilissima nel tubo, a cui 

 si annette una scala graduata. 



Per esattamente misurare le saccessive variazioni si procede nel 

 modo che appresso. L' acqua del vaso dev'essere tanta che, soste- 

 nendo a galla il recipiente tocchi col suo livello il principio del tubo. 

 Poscia lasciando cadere l' un dopo l'altro dentro il galleggiante dei 

 piccioli pezzi metallici eguali in peso, all'aggiunta di ognuno di essi 

 crescerà nei tubo il lirello egualmente , in guisi^ «he il di lai 



i 



