Den internationale permanente Meterkoraites Møder i 1873 og 74. 99 



man senere måtte anse nødvendige. Det blev herved efter For- 

 slag af Baron Wrede vedtaget, at enhver Meter og ethvert af 

 Endestykkerne skulde niærkes med et indgravet Nummer, for at 

 sikre sig mod mulige Forvexlinger. 



Konstruktionen af et Antal Kviksølvthermometre var overdra- 

 get den franske Instrumentmager Baudin, bekjendt for sine for- 

 trinlige Arbeider i denne Retning. Baudin havde først leveret 

 nogle Thermomètre i en Lærgde af 50 Centimeter, graderede fra 

 — 5° til -f- 56°, inddelte i Tiendedels Grader, hvor hver Grad 

 indtog en Længde af 7 Millimeter. Den franske Sektion havde 

 forlangt denne Længde indskræuket til 48 Centimeter, for at, når 

 to Thermomètre lagdes på Meteren, Endestregene ikke bleve over- 

 dækkede. Baudin havde derpå leveret nogle af denne kortere Længde. 



Baudin, der efter Opfordring deltog i et af Komiteens Møder, 

 meddelte herved pa Opfordring Oplysning om sin Fremgangsmåde 

 ved Kalibreringen, der foretoges med Kviksølvdråber, der ind- 

 bragtes i Røret, og hvis Længde blev målt eftersom den Tråd, de 

 dannede, lîev bevæget fremad i Røret. Han begyndte med Tråde 

 af 2 Centimeter Længde, og gjentog derpå Observationerne med 

 Tråde af 4, 6. 8 o. s. v. Diameters Længde, indtil han tilslut an- 

 vendte en Kviksølvkolonne, der indtog nær Rørets halve Længde. 

 Efter disse lagttagelser opkonstrueredes Kurver, der tjente til den 

 endelige Bestemmelse af de berigtigede Inddelinger. Han kunde 

 dog ved de hidtil leverede Thermomètre ikke indestå for en større 

 Nøiagtighed i Inddelingen end til 0,o3 Grad. På Opfordring af Stas lo- 

 vede han at opbevare de oprindelige lagttagelser ved Kalibreringen. 



Komiteen udtalte sig for en yderligere Formindskelse af Ther- 

 mometrenes Længde, og for i den Anledning at indskrænke deres 

 Omfang til 45° som øverste Grændse. 



Endvidere udtalte Komiteen sig for Anskaffelse af to Normal- 

 thermometre med Fundamentalpunkterne 0° og 100°. 



Den franske Sektion udtalte sig angående Sammenligningen 

 af den nuværende Arkiv-Meter, der er en Endemeter med plane 

 Endeflader, og de nye Prototyper, der skulde være Streg-Metre. 

 Den fremhævede herved de Meddelelser den herom havde erholdt 

 fra to af den internationale Kommissions Medlemmer, Krusper og 

 Stamkart. 



En Komparator med longitudinal Bevægelse var bleven bestilt 

 hos den bekjeudte Instrumentmager Brunner. En af Fizeau fore- 

 slået Methode til Bestemmelse af den Nøiagtighed, hvormed den 

 longitudinale Bevægelse foregik, blev nærmere forklaret. 



