100 o. J. Broch. 



Mikroscoper med en Længde af 90 Centimeter vare ligeledes 

 bestilte hos Brunner. Objektivet og Okularet bestod enhver af to 

 Glas, og gav en Forstørrelse det første af 43 Gange, det sidste 

 af 7 Gange. Mikroscopet forstørrede således 300 Gange. Et 

 Prisma anbragt inde i Mikroscopet i en Afstand af 23 Millimeter 

 fra det y dre Objektivglas belyste ved Totalreflektion den observe- 

 rede Gjenstand, Mikroscopet var forsynet med et Mikrometer, hvis 

 Skrue havde en Diameter af 4,s '""'• med en Skruegang af 0,5"^"^- og 

 Inddeling af Skruehovedet i 50 Dele, altså direkte Aflæsning af 

 0,01 """•, hvis Tiendele let kunde skjønnes. 



En Komparator med transversal Bevægelse var bestilt hos In- 

 strumentmager Dumoulin overensstemmende med den i 1872 der- 

 for vedtagne Plan. 



Det blev vedtaget at den i Beslutning XIV af 1872 vedtagne 

 Bestemmelse af de nye Metres absolute Udvidelseskoefficient ved 

 mindstö forskjellige Temperaturer mellem 0° og 40° C, skulde ud- 

 føres efter at Metrene vare afstregede, og ved Hjælp af de Stre- 

 ger, der betegnede Meterens Længde. 



Med Hensyn til Fabrikationen af Kilogrammer fremhævedes 

 der at Vanskeligheden derved ikke bestod i at give dem samme 

 Vægt, men i at give dem nøiagtig samme Form og Volum. For- 

 skjellige Fremgangsmåder bleve herved diskutterede, uden at der 

 blev fattet nogen anden Beslutning end at samtlige Kilogrammer 

 burde forfærdiges af en eneste Støbning; nærmere Forsøg måtte 

 foretages med Hensyn til den bedste Fabrikationsmethode. 



Baron Wrede henledede ved denne Leilighed Komiteens Op- 

 mærksomhed på Vigtigheden for Nøiagtigheden af videnskabelige 

 Undersegelser at komme overens om et bestemt Volum for de 

 Normalkilogrammer af Messing eller Bronze, der anvendes i de 

 forskjellige Lande. Komiteen sluttede sig enstemmig til disse Ud- 

 talelser og antog, at Spørgsmalet burde forbeholdes en senere Un- 

 dersøgelse i en af den samlede internationale Kommissions kom- 

 mende Møder. Chisholm fra Storbritannien fremhævede ligeledes 

 Vigtigheden af at man kom overens om en normal Temperatur, hvor- 

 ved Sammenligning og Etalonnering afNormal-Metre burde finde Sted. 



Jeg har i min Indstilling om Indførelse af det metriske Sy- 

 stem for Mål og Vægt i Norge (særligt Aftryk Pag. 77 0. flg.) 

 nærmere behandlet begge disse Punkter. I Overensstemmelse her- 

 med er der også i Reglement for det norske Justervæsen af 22de 

 Januar 1876 § 15 bestemt, at Kopien af Rigsprototypen for Kilo- 

 grammet skal have så nær mulig en specifik Vægt af 8, altså ved 



