Den internationale permanente Meterkomites Møder i 1873 og- 74. 117 



Den mindste Deviation under den longitudinale Bevægelse vilde 

 herved kunde iagttages. Da man antog bekvemt at kunne benytte 

 det 3die eller endog 4de Billede, svarende til 5 eller 7 Reflexer, 

 altså Forøgelser af Afvigelsen, antog man en Nøiagtighed i den 

 longitudinale Bevægelse vikle kunne opnåes, der vilde reducere 

 Feilen ved Bestemmelsen af Meterlængden til 0,0;» eller 0,o6 Mikron, 

 eller Tusindedel af Millimeteren. 



Nye Mikroscoper vare bestilte hos Nachet. Disse havde en 

 Længde af 80 Centimeter og en Fokalatstand af 13 Millimeter. 

 Mikrometerskruen havde en Skruegang af 0,75™""- og hver Indde- 

 ling af den i 100 Dele afraærkede Tambur svarede således til 7,5 

 Mikron. Objektivet dannedes af to Lindser, der havde en Forstør- 

 relse af 12, og imellem disse Lindser var anbragt et Prisma til total 

 Reflexion, hvis reflekterende Flade dog ikke nåede frem til Mikro- 

 scopets Axe, i det Øiemed derved at belyse den observerede Gjen- 

 stand. Mikroscopet forstørrede 200 Gange, det samlede Objektiv 

 alene 25 Gange. 



Til Filamenter var man efter nogle Forsøg med Platina- 

 tråd bleven stående ved Edderkopspind, hvilket kunde erholdes 

 til en Diameter af 3 Mikron. Mikroscoperne skulde forsynes såvel 

 med parallele Filamenter, som med krydsende Filamenter, 



Man antog med disse Mikroscoper at kunne observere med 

 en Nøiagtighed af 0,2 Mikron. 



Med Hensyn til Mærkestegerne, der skulde betegne Metrenes 

 Ender, fremsattes den Mening, at det herved væsentlig kom an 

 på Stregenes Renhed, at deres Kanter vare fuldkommen rette og 

 jævne, medens det mindre kom an på, at de vare meget smale. 

 Ved Anvendelsen af paralelle Filamenter, der af de fleste Obser- 

 vatörer foretrækkes, kommer det nemlig an på at stille den iagt- 

 tagne Streg midt imellem de to parallele Filaraenter, og det er da 

 lettere at iagttage Nøiagtigheden af denne Indstilleu, d. e. at 

 Afstanden mellem Stregens Kanter og Filamentere ere ligestore 

 til begge Sider, når Stregens Bredde ikke er for liden sammen- 

 lignet med Filamenterens Afstand, Da Stregens Bredde imidlertid 

 må stå i Forhold til dens Dybde vil det ved Bestemmelsen heraf 

 komme an på, hvilken Dybde der kan give den bedste Streg med 

 rene og jevne Kanter. Den franske Sektion föreslog en Bredde 

 af 3 til 4 Mikron, som også den permanente Komite accepterede, 

 idet dog enkelte Medlemmer antog man gjerne kunde vælge en 

 noget større Bredde. 



