118 O. J. Broch. 



Den franske Sektion föreslog at kun et lidet Antal Afmærk- 

 ninger skulde foretages direkte efter Arkivets Enderaeter. Den 

 permanente Komite erklærede sig enig heri. Efter en af de såle- 

 des afmærkede Streg-Metre, som vil blive valgt til provisorisk 

 Prototyp, ville da alle de øvrige blive tracerede. Chisholm gjorde 

 herved opmærksom på, at netop den samme Fremgangsmåde havde 

 været anvendt i England, hvor Sheepshanks ved Konstruktion af 

 50 engl. Yards havde valgt en af disse som provisorisk Prototyp, 

 af hvilken de øvrige alle bleve afiedede, hvorfor den kaldtes Ge- 

 neratoren, medens senere desuagtet en anden blev valgt til defini- 

 tiv Prototyp. 



De endelige Sammenligninger til Bestemmelse af Metrenes 

 Ligninger bør selvfølgelig foregå direkte med den endelige inter- 

 nationale Prototyp, der da ingen Ligning vil have, men nøiagtig 

 og absolut ved Nul Graders Temperatur vil være en Repræsen- 

 tant for Meterens internationalt vedtagne Længde, uden Hensyn 

 til den mulige Afvigelse den kan have fra Arkiv-Meteren, som fra 

 dette Øieblik af ophører at betragtes som Prototyp, og kun erhol- 

 der en historisk Værdi. 



Det vedtoges, at alle Metre skulde numereres ved indgravede 

 Tal på Enden af en af Vingerne af X Formen udenior Meterens 

 Endestreg. 



Flere Thermomètre vare allerede leverede af Baudin. De 

 havde en Længde af 45 Centimeter. 



De Normal-Thermometre, som vare besluttede i 1873, vare 

 anskaffede i et Antal af 4. De ere inddelte på Glasrøret i Dele 

 af 'O Millimeters Længde. Delestregene have en Bredde af 37 

 Mikron. Der er bevaret Prøver af det Glas, hvoraf de ere forar- 

 beidede, for at kunne undergive samme senere særlig Undersøgelse. 

 Kalibreringen foretoges, efteråt Thermometeret var færdiggjort, 

 i horizontal Stilling på en Komparator afGambey. Man adskiller 

 fra Kviksølvmassen med Lethed en vilkårlig Længde af Kviksølvko- 

 lonnen, ved at ophede samme på det Sted, hvor Delingen ønskes, ved 

 en liden Alkohol-Lampe, og bevæger den adskildte Kolonne med 

 Lethed frem og tilbage ved at give Røret en liden Heldning og 

 om fornødent give det et let Stød. Observation af Længden af 

 den ad'kilte Kolonne iagttages på Røret ved Hjælp af et Mikroscop, 

 der stedse holdes lodret mod Skalaens Inddeling; et Mikrometer 

 angiver Afstanden fra den nærmeste Delestreg. Når man herved 

 iagttager først at visere Kviksølvkolonueu i Mikroscopets opti- 

 ske Axe, og derefter ved Flytning af Filamentet ved Mikrome- 



