Det internationale permanente Meterkomites Møder i 1873 og 74. 119 



teret Delestregen på Rørets Överilade, undgåes Indflydelsen af 

 Refraktionen. 



Ved Kalibreren med Kviksølvkolonner af forskjellig Længde 

 var foreløbig opnået en Nøiagtighed svarende til 0°,oi(;. 



De inddelte Rør havde en Længde fra 502 til 544 Millimeter. 



Som bekjendt varierer et Termometers Angivelse noget efter- 

 som det holdes i horizontal eller i vertikal Stilling. Et Thermo- 

 meter af Baudin viste ved en Themperatur af 23 ° C, en midlere 

 Forskjel af 0°,o4S5, som den vertikale Stilling viste lavere end den 

 horizontale. Denne Forskjel må bestemmes særlig for hvert Ther- 

 mometer, forsåvidt de ikke stedse benyttes, og deres Hovedpunkter, 

 0° og 100°, bestemmes i horizontal Stilling. 



Nul-Punktet på Thermomètre varierer, navnlig i den første Tid 

 efter Bestemmelsen af de to Hovedpunkter, og synes også senere 

 i længere Tid at undergå en regelmæssig Forandring. Selv på 

 ældre Thermomètre k^m en sådan Variation, der fremkaldes ved 

 en enkelt Temperaturforandring fra 0° til 100° og tilbage til 0° 

 gå op til 0°,2. Først efter et meget stort Antal afvexlende Op- 

 varmninger til 100° og Af kjølinger til 0°indtræder en mere stabil 

 Ligevægtsstilling, idet dog Nul-Punktet synes stadig at synke. 

 Selv de ældste Normalthermometre må derfor jævnlig undersøges 

 i denne Henseende. Heldigvis varierer 100° Punktet lige med 

 ° Punktet, og kun det sidste, hvis lagttagelse er lettere, behøver 

 således jævnlig at verificeres. 



En anden Omstændighed, hvortil ved nøiagtige lagttagelser 

 Hensyn må tåges er Forskjellen mellem Kviksølvets og Glassets 

 Udvidelseskoefficienter. Den første er ikke jævn, medens den 

 anden hidtil har været anseet som jævn ved Temperaturer mellem 

 0° og 100°. Betegnes Kviksølvets kubiske Udvidelseskoefficient 

 ved: A + Bt -f Cf^ og Glassets ved k, samt den virkalige Tem- 

 peratur ved t, og den apparente på Thermometerrøret aflæste 

 ved 6, så findes approxinativt : 



( B 4- C (100 -4- ü) \ 



t - ô = ô (100 - 6) \~^ ^ ^L^ — kV. 



I A — k ) 



hvilken Korrektion således bliver at tillægge den aflæste Temperatur. 

 Kviksølvets kubiske Udvidelseskoefficient har været meget nøie 

 undersøgt af Regnault og angives i Annuaire du Bureau des Lon- 

 gitudes til: 



A = 0,000 179 006G, 

 B = 0,000 000 0252, 



medens C ikke medtages. 



