Myntens Normal -Kilogram af forgyMt Messing. 403 



undgå så ofte at måtte gribe Lodderne med Tangen for at 

 flytte dem, idet han herved befrygtede en mulig Slid af 

 Prototyperne, medens Hjælpeskålerne lettere kunne flyttes. 

 Men Hjælpeskålerne indføre i Undersøgelscsrækken et nyl 

 Element af Usikkerhed, navnlig ved sine store Overflader, 

 ligesora de nødvendiggjøre det dobbelte Antal Veininger og 

 altså en betydelig længere Tid. Den gji-ntagne Nedlæg- 

 niug og ny Opløften af Vægtbalancen, der i Regelen ikke 

 anvendes hverken i England eller Frankrig, er nødvendig 

 for at kontrollere Veiningens Nøiagtighed. 



De benyttede Thermomètre og Barometre vare alle 

 kort Tid iforveien undersøgte og deres konstante Feil ere 

 i nedenstaaende Angivelser tagne i Betragtning. 



Luftens Fugtighedsmængde bestemtes den förste Dag 

 to Gange, ved Midten og ved Slutningen af Observationerne, 

 ved Aflæsning af et tørt og et fugtet Thermometer efter 

 Augusts Methode. Disse Aflæsninger gave følgende Resultater : 



Iste Aflæsning: Barometer 756,.5 i^ii^' 



Tørt Thermometer 58°,27 F. = 14°,59 C. 

 Fugtet Thermometer = 12°,24 C. 



Difi'erents = 2°,35^ 

 hvortil svarer Fugtighedstryk 9, 20 i"™- eller relativ 

 Fuglighed 74,3 Procent. ■• 



2den Aflæsning : Barometer 756,2 mm- 



Tørt Thermometer 58°,45 F. = 14°,69 C. 

 Fugtet Thermometer = l2^35 C. 



Difi'erents = 2°,.34 C. 

 hvortil svarer Fugtighedstryk 9,28 mm. eller relativ 

 Fugtighed 74.5 Procent. 

 Herefter vil jeg antage en stadig relativ Fugtighed af 74,4 

 Procent. 



Vægten af 1 Kubikzentimeter tør kulsyreholdig Luft 

 af Nul Graders Temperatur og ved 760 Millimeter Baro- 

 meterstand kan ved den geografiske Bredde 9 og i Høi- 

 den H Meter over Havet sættes lig Milligram: 



