13 



mikroskop med fullständigare atrustning och ."> st. mindre, afsedda för öfnin- 

 game, hafVa inköpts frän Leitz i Wetzlar. 



2. Astronomiska Observatorium. 



Pa astronomiska Observatorium har Adjunkten Ddnér fortsatt sina undei*- 

 sökningar öfver ljusvexlingen hos de af honom upptäckta föränderliga stjer- 

 Qorna ocb dessutom regelmässigt observerat den af Gore upptäckta nya stjernan 

 vid / Orionis. Dessutom har han fortsatt sina observationer pä spektra för 

 röda stjernor. Under vårterminen hafva likväl sistnämnda observationer mast 

 helt ocb hallet inställas. ( leiioni ett frikostigt anslag från stiftelsen "kars 

 Hjertas minne'" i Stockholm har riemligen Adj. Dunér satts i tillfälle att an- 

 skalVa ett solspektroskop, som i optisk kraft är åtminstone jemngodt med de 

 största dvlika instrument, som ännu blifvit förfärdigade. Spektroskopet är 

 försedt med tvenne s. k. "gitter", linierade på spegelmetall med Prof. II. Row- 

 lands i Baltimore delmaskin. Del mindre af dessa har 29,000 linier på en 

 bredd af 50 millimeter: det större har 45,000 linier på en bredd af 78 milli- 

 meter. Instrumentet, som i öfrigt är förfärdigadt af Prof. Jürgensen i Köpen- 

 hamn efter Adj. Dunérs fureskrifter, har en tub af 81 millimeters öppning 

 och 120 centimeters brännvidd och är för öfrigt försedt med erforderliga mat- 

 apparater. Det är sä inrättadt, att det kan anbringas på observatoriets refraktor, 

 hvarigenom möjligheten är gifven ej blott att bestämma våglängderna för 

 spektrallinierna i solspektret i allmänhet, utan jemväl att undersöka skilna- 

 derna i våglängd för samma linier på dika ställen af golytan och derigenom 

 finna förbättrade värden för solens rotationstid samt att i öfrigt använda det- 

 samma till andra speciella undersökningar. Anbringandet af spektroskopet på 

 refraktoiTi har emellertid föranledt, att denne ej kunnat användas för observa- 

 tioner ander hela den tid, som åtgått för förfärdigandet af det stativ, medelst 

 hvilket riet ganska tunga spektroskopel fästes på densamme. Sedan spektro- 

 skopet blifvit fullt färdigt, har einlast en helt kort tid förflutit, hvilken tagits 

 så godt som uteslutande i anspråk för justerandet af del myckel komplicerade 

 instrumentet. Några försök hafva emellertid ådagalagt, att spektroskopel på 

 in gång med lätthet visar de svagaste spektrallinier och särskiljer de närmasl 

 stående dubbellinier man känner. Detta utmärkta instrument förblifver vis- 

 serligen den stiftelses egendom, som bekostat detsamma, nun då instru- 

 mentets särskilda byggnad gör detsamma lämpligasl att användas i förbin- 

 delse med härvarande refraktor, torde all utsigl förefinnas, att del får för- 



