406 A. Wolfer. 



acht einfache Speichen von nahe rechteckigem Querschnitt ver- 

 bunden, die ebenfalls eine Dicke von 12 cm haben und deren 

 Breite von 20 cm am Mittelstück bis auf 12 cm am Limbus ab- 

 nimmt. 



Die Untersuchung sollte sich vorerst auf die Fehler aller 

 S^-Durchmesser erstrecken und zeigen, wie weit in diesen einer- 

 seits ein gesetzmässiger Verlauf hervortrete, und innerhalb welcher 

 Grenzen anderseits die Fehler zufälligen Charakter haben, mit 

 welchem Grade von Sicherheit also die Fehler der übrigen da- 

 zwischenliegenden Durchmesser sich interpolationsweise ermitteln 

 Hessen. Zu diesem Zwecke sind die Winkel « ^ 30", 40° und 45", 

 der Reihe nach mit O'.ö» . . . 25°, 0°.5° . . . 35°, 0».5» ... 40° be- 

 ginnend, über den ganzen, bezw. den halben Kreisumfang abgetragen 

 worden ; es werden so die sämtlichen 5°-Durchmesser viermal er- 

 schöpft und es bestehen zwischen ihnen allseitige und genügend 

 zahlreiche Verbindungen, um von irgend einem unter ihnen oder 

 auch von einer Kombination mehrerer ausgehend, die Fehler aller 

 übrigen bestimmen zu können. Als solche Kombination ist hier 

 die Gesamtheit aller 5°-Durchmesser gewählt und die Bedingung 

 gestellt worden, dass die algebraische Summe ihrer Fehler gleich 

 Null sein solle ; sie führt im allgemeinen, wenn wenigstens die 

 Fehler ihrer absoluten Grö.sse nach einigermassen homogen verteilt 

 sind und keine vereinzelten abnorm grossen unter ihnen vorkommen, 

 auf die kleinsten absoluten Fehlerbeträge. 



Behufs Elimination von Exzentrizität, Zapfenform und Schwere- 

 wirkung sind wie immer vier, paarweise diametral angeordnete, 

 Mikroskope zur Kreisablesung verwendet worden. Die vier Mikro- 

 skope an jedem der beiden Instrumentpfeiler sind auf metallenen 

 kreisförmigen Trägern beweglich angebracht und können am 

 ganzen Umfang der letzteren mit Ausnahme der Stellen, wo die 

 Träger auf den Pfeilern aufsitzen, beliebig verschoben und in jeder 

 Lage sicher festgeklemmt werden. Da während der Teilungs- 

 fehleruntersuchung die laufenden Zeitbestimmungen am Instrumente 

 nicht unterbrochen werden konnten und diese die jedesmalige 

 Umlegung des Instrumentes erfordern, so war es nicht zu ver- 

 meiden, für die Kreisuntersuchung bald die westlichen, bald die 

 östlichen Mikroskope verwenden zu müssen. Dies ist auch von 

 Beginn der Beobachtungen bis Mitte Juli wirklich geschehen, ohne 



