Astronomische Mitteilungen. 407 



dass der Wechsel der Instrumentlage und der Mikroskope sich 

 irgendwie bemerkbar gemacht hätte. Bei einigen der West- 

 mikroskope hatte sich jedoch der etwas zu kleine Spielraum der 

 Schraubenbewegung als störende Unbequemlichkeit herausgestellt, 

 ohne sofort beseitigt werden zu können und es sind deshalb von 

 Mitte Juli an die Teilfehlerbeobachtungen ausschliesslich in der- 

 jenigen Instrumentlage gemacht worden, bei der die Ostmikroskope 

 zur Verwendung kamen. Zugleich bot sich damit die Bequemlich- 

 keit, dass die Einstellungen des Kreises immer am Westpfeiler, 

 wo sich das Pointer-Mikroskop befindet, die Ablesungen dagegen 

 am Ostpfeiler geschehen konnten, also die beiden Beobachter, von 

 denen der eine die Einstellungen, der andere die Ablesungen be- 

 sorgte, an entgegengesetzten Enden des Instrumentes plaziert 

 waren und sich in keiner Weise hinderten. Auf einen weitern 

 Vorteil dieser Anordnung ist unten bei der Besprechung des Ein- 

 flusses der Beleuchtungslampen noch zurückzukommen. 



Die vier Mikroskope jedes Trägers sind nun in allen Fällen 

 so verteilt worden, dass sie zwei um einen der oben bezeichneten 

 drei Winkel gegen einander geneigte Durchmesser bestimmten und 

 sowohl zur Horizontalen als zur Vertikalen des Kreismittelpunktes 

 allseitig symmetrisch lagen. Mikr. I befand sich, vom Beobachter 

 aus gesehen, links unten, II links oben, III rechts oben und IV 

 rechts unten, bei beiden Pfeilern übereinstimmend ; die Teilung 

 des Kreises schritt im Sinne I II III IV fort. Die Ablesung ge- 

 schah in der Reihenfolge I. II. IV. III., so dass die Mittel 



I + llI j II + IV 

 ___ und — ^— 



für dieselbe Epoche gälten und eine während der Dauer der Ab- 

 lesungen etwa stattgehabte, der Zeit proportionale Drehung des 

 Kreises oder des Mikroskopträgers unschädlich blieb. 



Wie beim gewöhnlichen Gebrauche des Kreises zu Winkel- 

 messungen sind auch bei den Teilungsfehlerbestimmungen in 

 jedem Mikroskop immer zwei aufeinanderfolgende Striche abgelesen 

 worden, der ganze Gradstrich und der ihm folgende 5'-strich, 

 einerseits zur Bestimmung des Run, anderseits zur teilweisen Eli- 

 mination der von Strich zu Strich veränderlichen zufälligen 

 Teilungsfehler; die gefundenen Beträge der letzteren gelten also 

 je für das Mittel zweier solchen aufeinanderfolgenden Durchmesser. 



