Der Run der Mikroskope ist in bekannter Art bestimmt und in 

 Rechnung gebracht worden ; übrigens wurde durchweg die Regel 

 befolgt, die abzulesenden Strichpaare immer nahe symmetrisch 

 zum Mikroskopindex zu stellen, und da ausserdem die Mikroskope 

 vor Beginn der Messungen soweit beiüchtigt worden waren, dass 

 der Run nur in seltenen Fällen eine Sekunde überstieg, so be- 

 wegten sich die Run-Verbesserungen im allgemeinen in Beträgen 

 von höchstens 1—2 Zehntelsekunden. Gesetzmässige Schwankungen 

 des Run mit der Drehung des Kreises infolge einer möglichen ge- 

 ringen Neigung der Kreisebene gegen die Drehachse haben sich 

 nicht gezeigt und würden auch bei der Kleinheit der Korrektionen 

 ohne Wirkung geblieben sein. Eine Untersuchung der Mikroskop- 

 schrauben fehlt bis jetzt noch ; deshalb ist die Vorsicht beobachtet 

 worden, bei jeder neuen Kreiseinstellung die Striche immer in die 

 gleiche Lage zum Index, die Mikroskopablesungen also nahe auf 

 dieselben Stellen der Trommeln zu bringen, um allfäliige periodische 

 Fehler der Schrauben unschädlich zu machen. Wegen der Exzen- 

 trizität des Kreises Hess sich diese Regel allerdings nicht für alle 

 Mikroskope zugleich streng durchführen, sondern nur für das 

 zuerst abgelesene I. Herr Broger hat aus einer grössern Anzahl 

 Repetitionen des Intervalles 40" über den ganzen Kreis hin die 

 Konstanten der Exzentrizität bestimmt, und als Exzentrizitäts- 

 korrektion — zur Ablesung zu addieren — gefunden: 

 2".405 sin (Ablesung — 196"). 

 Der Unterschied der Ablesungen zweier diametralen Mikroskope 

 kann daher infolge der Exzentrizität bis auf +5" d.h. bis auf 



+ -T^ Schraubendrehung variieren und somit könnten periodische 



Schraubenfehler sich möglicherweise trotz der obigen Massregel 

 immer noch geltend machen. Indessen sind die Exzentrizitäts- 

 beträge für Kreisstellen, die nur 30 — 45" auseinander liegen, so 

 wenig verschieden, dass auch die Wirkungen der Schraubenfehler 

 auf jedes abgelesene Durchmesserpaar nahe gleich werden und 

 somit in deren gemessenem Winkel grösstenteils herausfallen. 



Ueber die Genauigkeit der Einstellung der Faden der Mikro- 

 skope auf die Teilstriche ist zu bemerken, dass im Mittel aus 24 

 aufeinander folgenden Einstellungen desselben Striches sich für die 

 am Ostpfeiler befindlichen, also am meisten benutzten Mikroskope 



