Astronomische Mitteilungen. 409 



die nachstehenden mittleren Fehler einer einzelnen Einstellung er- 

 geben haben : 



Ostniikroskop: I 11 III IV 



Wolter +0M99 +Ö".169 +0".220 +0M55 

 Broger ±0.170 ±0.186 ±0.198 ±0.247 



Bei den vorliegenden Messungen ist ausnahmslos jeder Strich drei- 

 mal nacheinander eingestellt worden ; somit ergibt sich als mitt- 

 lerer Fehler des Mittels aus drei Einstellungen: 



Wolfer ±0".11.5 ±0".0y8 ±0".127 ±0".090 

 Broger ±0.098 ±0.108 ±0.114 ±0.143 



also im Durchschnitt für irgend eines der %ier Mikroskope : 



Wolfer ±0".096 

 Broger ±0.117 



Man kann hiernach in runder Zahl als m. F. einer vollständigen, 

 aus drei Einstellungen bestehenden Ablesung eines Striches an- 

 nehmen : 



+ ü".l 



Selbstverständlich ist genau darauf geachtet worden, bei den 

 Messungen die Faden aller Mikroskope immer auf dieselben, durch 

 besondere, zu den beweglichen senkrechte Faden bezeichneten 

 Stellen der Teilstriche einzustellen, obschon die Striche äusserst 

 gieichmässig gezogen und scharf begrenzt sind. Eine sorgfältige 

 Untersuchung und Berichtigung der Mikroskope sowohl in dieser 

 Hinsicht, als bezüglich der Parallelstellung der Faden zu den 

 Strichen fand vor Beginn der Messungen statt und ist auch später 

 von Zeit zu Zeit wiederholt worden. 



Einige Schwierigkeiten haben am Anfang der Beobachtungen 

 die Beleuchtungseinrichtungen vermöge der damit verbundenen 

 Wärmewirkungen verursacht; es ist bekannt, dass von dieser 

 Seite her sowohl bei Kreisuntersuchungen als bei der Teilungs- 

 operation selbst die meisten Störungen zu erwarten sind und dass 

 ihre Verhütung die weitgehendsten Vorkehrungen erfordert. Die Be- 

 leuchtung der Kreisteilung geschieht am hiesigen Meridianinstrument 

 von einer im Mittelpunkt jedes Mikroskopträgers angebrachten 

 16-kerzigen Glühlampe aus, deren Wärmestrahlung wenigstens in 

 ihrer nächsten Umgebung nicht unbedeutend ist. Von den Metall- 



