410 A. Wolfer. 



teilen des Mikroskopträgers liegt die Lampe immerhin so weit ab, 

 dass bei den gewöhnlichen Beobachtungen, wo sie, mit Pausen, 

 jeweilen nur für die Dauer der Ablesung, d. h. für einige Minuten 

 in Tätigkeit gesetzt wird, eine störende Wirkung nicht zu fürchten 

 ist und s. Z. bei betreffenden Untersuchungen, die ich nach der 

 Neueinrichtung der elektrischen Beleuchtung hierüber angestellt 

 hatte, in der Tat nicht fühlbar wurde. Im vorliegenden Falle 

 jedoch, wo die Lampe während einer vollständigen, 1 — 1'/- Stunden 

 in Anspruch nehmenden Beobachtungsreihe fast ununterbrochen in 

 Tätigkeit blieb, stellten sich ziemlich bedeutende Bewegungen so- 

 wohl der ganzen Mikroskopträger als auch der einzelnen Mikroskope 

 selbst heraus. Die Mikroskopträger wurden sodann allseitig, von 

 innen und aussen, in Kartonhüllen eingeschlossen, welche eine 

 direkte Bestrahlung der Metallteile durch die Lampe verhinderten, 

 und ferner wurde je nach Absolvierung einer vollständigen Ab- 

 lesung aller vier Mikroskope die Lampe so lange gelöscht, bis 

 die nächste Einstellung des Kreises geschehen war. Hierin lag 

 mit ein Grund für die ausschliessliche Benutzung der Ostmikro- 

 skope zur Kreisablesung, weil der zur Einstellung dienende Pointer 

 sich am Westpfeiler befindet und somit Einstellung und Ablesung 

 des Kreises nur in dieser Anordnung mit unabhängiger getrennter 

 Beleuchtung bewerkstelligt werden konnten. Diese Massregeln 

 haben den gewünschten Erfolg gehabt und es sind später Störungen 

 der oben erwähnten Art nur noch in wenigen Fällen und geringem 

 Betrage vorgekommen. 



Bezeichnet man nun die für eine bestimmte Kreisstellung er- 

 haltenen Ablesungen an den vier Mikroskopen mit I, II, III und IV, 

 und setzt 



— - — = h , — - — = i L — K = m 



nennt ferner den Winkel zwischen den beiden Mikroskoppaaren 



K-f-j', wo « = — oder =-^ und versteht unter f die Korrektion, 



^ n n, "^ 



die man der Ablesung eines bestimmten Durchmessers, also dem 

 Mittel zweier diametralen Mikroskope wegen der Teilungsfehler 

 hinzufügen muss, um sie von diesen zu befreien, so hat man, vom 

 Striche Aq unter Mikr. I ausgehend und das Intervall a über den 

 ganzen oder halben Kreis repetierend, das nachstehende System 

 von Gleichungen : 



