Astronomische Mitteilungen. 



WO immer fn = fo 



Die Repetitioii der Winkel a = 30", 40" und 45", der Reihe nach 

 je von den sämtlichen innerhalb a liegenden 5"-strichen aus be- 

 gonnen, lieferte 23 solche Systeme von Fehierdiiferenzen. Jede 

 Repetition in vorwärtsgehendem Sinne wurde sofort nachher in 

 umgekehrter Richtung wiederholt, um eine der Zeit proportionale 

 Drehung des Mikroskopträgers oder Verstellung des einzelnen 

 Mikroskopes zu eliminieren ; nach Abschluss einer solchen Doppel- 

 reihe folgte eine zweite gleicher Art mit um 180" verlegtem An- 

 fangspunkt. Da die Intervalle 30" und 4.5" aliquote Teile von 

 180" sind, so wurde hier die Vorwärtsrepetition nur bis zur Er- 

 schöpfung des Halbkreises geführt und dann rückwärts gegangen ; 

 beim Intervall 40" musste sie sicli dagegen auf den ganzen Kreis 

 erstrecken. Ein solcher aus Vorwärts- und Rückwärtsrepetition 

 bestehender Beobachtungssatz beanspruchte bei den ersteren Inter- 

 vallen '/i — l Stunde, beim letztern ca. 1 V^ Stunden, und hier 

 sind auch die Mehrzahl der oben erwähnten Verstellungen der 

 Mikroskope durch die Wärmestrahlung der Beleuchtungslampe 

 vorgekommen. Der „ Einstellungsfehler " x der beiden Mikroskop- 

 paare ist je für die Vor- und Rückwärtsrepetition getrennt be- 

 rechnet worden ; der Einfluss einer allfälligen progressiven Drehung 

 des Mikroskopträgers auf die einzelneu Teilungsfehlerdifferenzen 

 wird so etwas geringer und die Werte der letztern aus Vor- und 

 Rückwärtsreihe stimmen in der Regel besser überein, als wenn 

 die beiden Teilreiiien als Ganzes behandelt werden. Auf die Mittel- 

 werte der Teiluugsfehlerdift'erenzen aus Vor- und Rückwärtsreihe 

 hat die Rechnungsweise natürlich keinen Einfluss. Der zweite 

 Beobachtungssatz mit um 180" verlegtem Anfangspunkt folgte 

 dem ersten nicht unmittelbar nachher, sondern mindestens einige 

 Stunden später, in der Mehrzahl der Fälle sogar erst am folgenden 

 Tage, um eine Ermüdung der Beobachter und die von der lang 



