A. Kleiner. 



'227 



das Elektrometer evacuierbar oder zur Füllung mit Wasserstoff ge- 

 eignet zu machen. Unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte 

 gelingt es, Elektrometer zu konstruieren, welche 10~''' Volt indizieren. 



Das Requisit der Evacuierbarkeit des Instruments hat mich ver- 

 anlasst, die Gestalt der Quadranten und der Nadel von der bisher 

 gebräuchlichen abweichend zu wählen, und zwar so, dass die Not- 

 wendigkeit, die Quadranten aufklappbar zu machen, in Wegfall 

 kommt; dies wird erreicht, indem man die Quadranten und die 

 wirksamen Teile der Nadel ver- 

 tikal stellt, was zugleich die 

 Übersicht über die gegenseitige 

 Orientierung von Quadranten und 

 Nadel in wünsclibarer Weise er- 

 leichtert. 



Die Einrichtung des kom- 

 pcndiösen Instruments ist aus 

 nebenstehender schematischer Fi- 

 gur, deren Dimensionen halber 

 natürlicher Grösse entsprechen, 

 ersichtlich. 



Auf der Grund platte P ist die 

 Ebonitscheibe E befestigt, auf die- 

 ser die Quadranten Q, zwei kon- 

 zentrische, durch zwei Schnitte 

 getrennte Rohrstücke, ferner ein 

 Träger T für das Gehänge ; das- 

 selbe trägt am Platinfaden F den 

 Spiegel .S' und die symmetrisch zu 

 den (iuadrantenschnitten schwe- 

 bende Nadel aus papierdünnem 

 Aluminiumblech, deren vertikale 

 zylindrische Flügel (punktiert an- 

 gedeutet) in den Hohlraum der 

 Quadranten hineingreifen ; das 

 ganze Gehänge wiegt 0,08 gr. 



Die Glocke, welche diese wesentlichen Elektrometerteile über- 

 deckt, besteht aus zwei Teilen: Einem luftdicht auf der Grundplatte 

 aufsitzenden Metallring E, welcher äussere elektrische Einflüsse ab- 

 schirmt und das Fenster / enthält : auf diesen Ring ist die kleine 

 Glasglocke G dicht aufgesetzt, welche die Einsicht über (Quadranten 

 und Nadel ermöglicht und ohne Schwierigkeit am Deckel mit einer 

 Vorrichtung versehen werden kann, um die Nadel von aussen, bei 



