228 Über Eloktroiiu-Ier von liohor Enipliiidlichkeil. 



geschlossenem Instrument, riclitig einzustellen. Ins Innere dieser Glocke 

 münden von unten her die Zuleitung Z zu den Evacuationsvorrich- 

 tungen, ebenso die isoliert eingeführten Verbindungen der Klemmen 

 mit (Quadranten und Nadel. 



Die Kapazität des Instrumentes ist entsprechend den Dimensionen 

 klein; betreffend Empfindlichkeit haben die ersten Beobachtungen 

 gezeigt, dass unter Verwendung eines 10 cm langen, 0,003 mm 

 dicken Fadens bei idiostatischer Ladung mit 1 Volt bei einem 

 Skalenabstand von ca. 2 m ein Ausschlag von annähernd 1000 Skalen- 

 teilen erfolgt (ganze Skale); bei heterostatischer Schaltung, unter 

 Verwendung einer Ladebatterie von 100 Volt, und wenn man Bruch- 

 teile von Skalenteilen als schätzbar erachtet, müssten also annähernd 

 10~" Volt messbar sein. 



Nachweis elektrischer Kraft im magnetischen Strom. 



Das vorstehend beschriebene Instrument fand eine erste Anwen- 

 dung zum Nachweis elektrischer Kraft, hervorgerufen durch magne- 

 tischen Strom im ungeschlossenen Leiter. 



So bekannt die Wirkung dieser elektrischen Kraft im ge- 

 schlossenen Leiter als Induktionsstrom ist, so schwierig ist die 

 Untersuchung derselben mit elektrostatischen Mitteln '). Es wurden 

 folgende Beobachtungen ausgeführt. 



Die Enden einer zwischen zwei Elektromagnetpolen aufgestell- 

 ten Drahtspule wurden mit den Quadranten (das eine Paar an Erde) 

 verbunden, die Nadel geladen mit vier Akkumulatoren. Während 

 des Entstehens oder Verschwindens des magnetischen Feldes wei-den 

 in der Spule die entgegengesetzten Elektrizitäten in entgegengesetz- 

 ten Richtungen gegen die Enden der Spule angetrieben, vereinigen 

 sich aber sofort wieder, wenn der variable Zustand des magnetischen 

 Feldes abgelaufen ist; die elektrische Kraft bewirkt also im Spulen- 

 draht nur eine kurze Zuckung der elektrischen Verteilung; diese be- 

 wirkt aber einen beobachtbaren Ausschlag am Elektrometer (20 bis 

 30 Skalenteile) und zwar von entgegengesetztem Zeichen beim 

 Schliessen oder Offnen des den Elektromagneten erregenden Stromes. 

 Ausschläge von gleichem Betrag treten auf beim Einführen der 

 Spule ins magnetische Feld oder beim Entfernen aus demselben. 

 Durch Beobachtungen dieser und ähnlicher Art scheint die Möglich- 

 keit geboten, elektrische Kräfte direkter nachzuweisen als es bisher 

 geschehen ist durch Beobachtung ihrer Wirkungen im geschlossenen 

 Leiter mit Hülfe des Galvanometers. 



Zürich, 19. April 1900. 



'} Vgl. Griiti'inn, Dnules Amialon (!; 



