232 Alexander Trapesnikow. 



I. Versuchsanordnung. 



Zu den Untersuchungen über die erzwungene Leitfähigkeit der 

 Isolatoren benutzte ich einen Plattenkondensator, der folgenderinassen 

 gebaut war. 



Der geerdete Messingzylinder Z (Fig. I) dient als Behälter des 

 Isolators und ist in den Thermostaten T hineingestellt. Die zu unter- 

 suchende Flüssigkeitsschicht befindet sich zwischen den Elektroden 

 A und B und wird von unten bestrahlt. Die Strahlen kommen aus 

 der runden Öffnung T' des 0,25 cm dicken Bleikastens Q, in welchem 

 die Röntgenröhre sich befindet, und durchsetzen die kreisförmige 

 0,0057 cm dicke Aluminiumelektrode A. Die Elektrode wird auf den 

 Messingring r,„ mittels der Ebonitniufife E, welche auf den unteren 

 Teil u des Messingzylinders aufgeschraubt ist, gepresst. Um einen 

 dichteren Verschluss zu haben, ist zwischen der Elektrode und Muffe 

 ein dünner Gummiring /,, eingefügt.') An diese Elektrode wird die 

 Spannung einer Batterie angelegt. Als Zuleitung dient der an den 

 King »•„, angelötete Draht d, welcher durch den die untere Elektrode 

 isolierenden Ebonit- oder Bernsteinring /•,. und die Glasröhre G hin- 

 durchgeht. Diese steckt in der Messingröhre R, welche an den Boden 

 des Gefässes angelötet ist. 



Die obere Elektrode li besteht aus einem Messingzylinder von 

 1 cm Höhe'-') und 2,54 cm" Bodenüächo und wird auf das Gewinde 

 der Stange S aufgeschraubt. Um die Kraftlinien, welche von dem 

 Hing r,„ zur oberen Elektrode gehen, mögliclist abzuschneiden, ist der 

 ringförmige Rand x des unteren Teiles u des Zylinders angebracht. 

 Die Stange S geht durch die Messingschraubenmutter Af, welche in 

 dem Ebonit- bzw. Bernsteinpropfen P befestigt ist, und wird mittels 

 eines Schraubenkontaktes mit der Zuleitung vom Elektrometer ver- 

 bunden. Die Stange, deren Schraubengang 0,6 mm beträgt, kann 

 mittels der kleinen Muffe k, welche auf der oberen Fläche eine Kreis- 

 teilung von 12 Strichen hat, herauf- oder heruntergeschraubt werden. 

 Der Abstand der Elektroden wird durch einen Zeiger, welcher auf 

 einem auf dem Deckel D befestigten Stäbchen in einer Vertikalebene 

 gleiten kann, angegeben.') Der Ebonitpropfen P sitzt in dem Scliutz- 



') Ein solcher unlen angebrachter Verschluss hat sich als genügend iliissigkeits- 

 «licht erwiesen. Zwar gelangten nach längerem Stehen des Gefässes kleine Mengen 

 der Flüssigkeit zwischen den Boden des Zylinders und die Ebonitmuffe bei </, was 

 aber nach Bekitten dieser undichten Stelle mit Klebwaclis verhindert wurde. 



'') Die Absorptionsversuclie zeigten, dass die Strahlen von einer so dicken 

 Messingschiebt vollständig absorbiert werden ; es fand also keine lonisieining ober- 

 halb dieser Elektrode statt. Dies haben auch Kontrollversuche mit Spannungen von 

 vei-schiedenen Vorzeichen gezeigt. 



') Der Zeiger und das Stäbchen sind auf der Figur nicht angegeben. 



