234 Alexander Trapesnikow. 



Als Messmethode benutzte ich die der konstanten Elektrometer- 

 ausschläge von Bronson.') 



Das Schaltungsschema ist aus der Fig. 2 zu ersehen. Die 

 untere Elektrode des Messapparates A wird mittels der Hochspan- 

 nungsbatterie Bo (40 — 1920 Volt, von P. Klingelfuss u. Co., Basel) 

 über den Amylalkoholvviderstand Fi und das Galvanoskop G geladen.-) 

 Von der oberen Elektrode gelangt der zu messende Strom zu dem 

 einen Quadrantenpaar Q, des Elektrometers E (wozu der federnde 

 Kontakt K unterbrochen wird) und zur gleichen Zeit durch den 

 Bronsonwiderstand Br zur Erde. Das andere Quadrantenpaar Q., liegt 

 entweder an Erde, oder kann zur Kompensation allzugrosser Aus- 

 schläge duich Abzweigung an IFvon £, aus auf ein passendes Potential 

 gebracht werden, welch letztere Schaltung gewöhnlich zur mehr- 

 maligen Kontrolle der Empfindliclikeit diente. Die Nadel N des 

 Elektrometers wird durch eine Krügersche Batterie B^ von etwa 

 100 Volt über der Amylalkoholwiderstand F, geladen. Das benutzte 

 Elektrometer war ein Quadranteninstrument von Dolezalek, hatte als 

 Suspension einen Wollastondraht von 10 fi (bzw. 7 ju) Durchmesser 

 mit einer Schwingungsdauer von 10 Sekunden und einer Dämpfung, 

 die jede 40 — 50 Sekunden Ablesungen zu machen erlaubte. Die 

 Empfindlichkeit betrug im Mittel 160 mm/ Volt bei einem Skalen- 

 abstande von 2,2 m. 



Der Bronsonwiderstand hatte als ionisierende Substanz Polonium 

 und betrug durchschnittlich 1,50- 10'" Ohm. Derselbe wurde ab und 

 zu geeiclit, indem der Siemens'sche Normalkondensator C, der so 

 gross war, dass die Kapazität des Systems vernachlässigt werden 

 konnte, parallel dem ßr eingeschaltet wurde (Schalter >S';,), und die 

 Abhängigkeit der Stromstärke von der an den Br angelegten Spannung 

 bestimmt. Schon die Vorversuche zeigten, dass die lonisationsströme 

 so erheblich werden, dass eine Strbmempfindlichkeit von etwa 

 10~'" Anip./Skal. nicht allzuklein sein würde. 



Aus diesem Grunde sind meine Untersuchungen mit einer mittleren 

 Stromempfindlichkeit von 4,04 -10" '^ Amp./Skal. ausgeführt. 



War die Eigenleitfähigkeit der untersuchten Flüssigkeit zu gross, 

 so wurde dieselbe galvanometrisch gemessen. Das benutzte Drehspulen- 

 galvanometer hatte eine Empfindlichkeit von 3,14 • 10~" Amp./Skal. 

 bei einem Skalenabstande von 1,8 m. 



Als Strahlungsquelle benutzte ich eine Intensivstromröhre von 

 21 cm Durchmesser mit Kondensatorregenerierung und Luftkühlung 



') H. L. Bronson Ainer. .lourn. of Science Febr. 1905; Phil. Mg (6) 11 p 143, l'J06. 

 -') Kleinere Potentiale wurden durch Abzweigung an W von einer gewöhnlichen 

 Handakkumulatorenbatterie B,, geliefert. 



