■i'SiJ Alexander Trapesnikuw. 



mit einem reinen Tuche ausgerieben, hernach einige Male mit Petrol- 

 äther, in welchem alle verwendeten Isolatoren ausser Terpentinöl sich 

 lösten, und alsdann mit der zu untersuchenden Flüssigkeit ausgespült. 

 Nach dem Eingiessen der Probe wurde der Deckel des Gefässes mit 

 der oberen Elektrode vorsichtig aufgesetzt, wobei darauf geachtet 

 wurde, dass im Gefäss so viel Flüssigkeit vorhanden war, dass der 

 Schutzzj'liiider des Deckels in dieselbe eintauchte. Sodann wurde der 

 Abstand der Elektroden mittels der oben an der Mikrometerschraube 

 angebrachten Kreisteilung eingestellt. Der Elektrodenabstand Null 

 wurde daran erkannt, dass beim Herunterschrauben der oberen Elek- 

 trode metallischer Kontakt mit der unteren eintrat. Das Galvanoskop 

 (r (Fig. 2) diente hiebei als Anzeigeinstrument. Nach dem Aufsetzen 

 der Kappe wurde der Kontakt K unterbrochen und die neue Null- 

 einstellung der Elektrometernadel, welche infolge der kleinen e. m. K. 

 des Bronson Widerstandes etwas verschieden von der früheren bei ge- 

 erdeten Quadranten war, bestimmt. 



Bei wieder geschlossenem Kontakte K wurde die Spannung ver- 

 mittels des Schlüssels i^i angelegt und die Eigenleitfähigkeit unter- 

 sucht. Wenn sich ein koustanter AVert des Stromes (Näheres darüber 

 im Folgenden) eingestellt hatte, wurde die Röntgenröhre in Betrieb 

 gesetzt und die Stromänderung in A beobachtet: bei vorgeschobener 

 Bleiblende') wurden die Stromkreise des Unterbrechers und des 

 Motors geschlossen, der Widerstand W^ (Fig. 3) und die Unter- 

 brechungszahl so lange reguliert, bis die Köhre ein ruhiges Leuchten 

 zeigte.-) Alsdann wurde der natürliche Strom in A (Fig. 2) gemessen 

 und vom Platze aus der Schlittcuapparat mittels einer Schnur weg- 

 geschoben. In dieser Weise konnte zugleich der zeitliche Verlauf 

 der Stromänderung untersucht werden. Im Betriebe der Röntgen- 

 röhre wurde während der Messungsreihe nichts geändert. Auch war 

 ein Regenerieren der Röhre bei fortwährender Inanspruchnahme der- 

 selben während der Zeitdauer von 1 — 2 Wochen nicht notwendig, 

 vorausgesetzt, dass sie jeweils vorher genügend weich gemacht wurde. 

 .Fe weicher dieselbe war, um so längere Zeit erhielt sich die Strahlungs- 

 intensität konstant, um so regelmässiger verlief die Einstellung des 

 lonisierungsstromes. Bei härterer Strahlung traten Schwankungen 

 des Endwertes ein, so dass schliesslich eine genaue Messung der 

 Stromstärke unmöglich wurde. In diesem Falle musste die Röhre 



') Die Vorversuche mit einer Stroraenipfintllichkeit von 1,44- 10"'" Amp./Skal. 

 zeigten, dass die Wirkung der Strahlen bei der vorgeschobenen Blende nicht nach- 

 zuweisen war. 



-) Ein viel regelmä-ssigeres Funktionieren der Röhre bewirkte eine parallel 

 zum Unterbrecher eingeschaltete Kapazität von '■2 Mikrofarad. 



