"268 Alexander Trapesnikow. 



Messing) zurückzuführen ist.') Die Spannung, welche angelegt werden 

 musste, um den Strom zu erhalten, schwankte zwischen — 0,8 bis 

 — 1,0 Volt und deutete auf die Inkonstanz der Elektrodenoberfläche. '^) 

 Die Kurven der Fig. 20 zeigen den Unterschied zweier gleich 

 hintereinander gemessenen lonisationsströme: (1) in Luft, (2) in Petrol- 

 äther; (1) ist der Mittelwert zweier Versuchsreihen vor und nach der 

 Aufnahme von (2). Wie man sieht, ist im Falle der Luftionisierung 

 die Sättigung vollkommen schon bei 400 Volt/cm. Bei einer inten- 

 siveren Strahlung war dieselbe bei 800 — 1600 Volt/cm vollständig. 

 Die entsprechenden Stromkurven sind in der Fig. 21 veranschaulicht. 

 Bei (1) war die Stromstärke in der Primärspule des Induktoriums 

 3,0 Amp., bei (2) 3,2 Amp. und bei (3) 4,0 Amp. Mit der Ver- 

 grösserung des Elektrodenabstandes nahm der Strom zu, aber lang- 

 samer als der erstere. So war der Sättigungsstrom ca. 1,1 mal grösser, 

 wenn der Abstand von 0,25 mm auf 0,5 mm gebracht wurde 

 und 1,3 mal grösser bei einer Änderung desselben von 0,5 mm bis 

 1,0 mm. 



A bsorptionsversnche. 



Im Folgenden sollte die praktische Verwendung der Ionisierung 

 in flüssigen Isolatoren zu Absorptionsmessungen versucht werden. 

 Es schien nämlich nicht ohne Interesse, die Absorption in Metallen 

 miteinander zu vergleichen, wenn im Messgefäss einmal Luft und 

 das anderemal ein flüssiges Dielektrikum verwendet wurde. Von 

 den untersuchten Isolatoren war Petroläther am geeignetsten dafür. 

 Erstens erfolgt die Einstellung des Stromes sehr rasch, zweitens 

 ist er bei verhältnismässig kleinen Feldern und am vollständigsten 

 {ausser bei Benzol) gesättigt. Die Versuche wurden folgendermassen 

 ausgeführt. Anstatt der Bleiblende N (Fig. 1) wurden in den Schlitten- 

 apparat L AI- oder Sn-Folien von bestimmter Dicke und in ver- 

 schiedener Zahl hineingelegt und der lonisierungsstrom im Mess- 

 apparat (Luft) beobachtet. Alsdann wurde der Kondensator mit 

 Petroläther gefüllt, und nachdem der natürliche Strom konstant ge- 

 worden war, der Sättigungsstrom mit und ohne Folien gemessen.') 

 Im Falle der Ionisierung von Petroläther wurden diese Messungen 

 bei verschiedenen Spannungen, jedoch auf dem linearen Teil der Strom- 

 kurve ausgeführt, wobei ich für den Absorptionskoeffizienten stets 

 gleiche Werte erhielt. Um die Konstanz der Strahlungsintensität 



>) Vrgl. H. Gi-einacher. Fhys. Z. S. 10 p. 980, 1909. 

 2) H. Greinachei-, Ann. d. Pliys. 16 p. 708, 190.5. 



') Ober gelegentliche Absorptionsmessungen mittels Petroläther (Ba-Straldeii) 

 berichtet zum ersten Male G. .Jaffe, Ann. d. Phys. 25 p. 2.57, 1908. 



