312 Robert Eder. 



Der Apparat (Fig. 1) besteht aus zwei Teilen, die beide aus Rolir- 

 stücken von 2,5 cm Weite hergestellt sind. Der kürzere, untere Teil 

 von 4,5 cm Länge verengt sich unten und wird durch ein Näpfchen von 

 1 cm Tiefe und 0,5 cm Weite abgeschlossen. In dieses kommt die zu 

 sublimierende Substanz. Über das Näpfchen wird ein rundes Deck- 

 gläschen von 18 mm Durchmesser gelegt, welches zum Auffangen des 

 Sublimates dient. Das wagrechtliegende Plättchen hat vom Grunde 

 des Näpfchens einen Abstand von 13 mm. Es werden also an die 

 Steighöhe der Dämpfe keine hohen Anforderungen gestellt. Am 

 offenen Ende ist das untere Apparatstück mit einem verdickten, 

 flachen ßand versehen. Derselbe ist sehr fein geschliffen und passt 

 dicht auf die Endigung des oberen Apparatstückes, welche ganz 

 gleich gebaut ist. Das obere Apparatstück hat eine Länge von 

 12 cm und ist am oberen Ende mit einem engeren Tubus versehen. 

 Dieser wird durch einen kurzen Kautschukstopfen verschlossen. Der 

 Stopfen trägt ein Thermometer, das bis etwa zum Skalenteil 150" in 

 den Apparat hineinragt, und dessen Quecksilberbehälter möglichst 

 nahe dem runden Deckgläschen im unteren Teil des Apparates endet. 

 Das obere Apparatstück, welches in senkrechter Lage in einem Stativ 

 befestigt wird, besitzt noch ein seitliches Ansatzrohr, welches durch 

 einen Vakuumschlauch mit einem Manometer verbunden ist; von 

 diesem geht die Schlauchverbindung weiter zur Wasserstrahlpumpe. 

 Um zu vermeiden, dass infolge wechselnden Wasserdruckes Wasser 

 aus der Saugpumpe in das Manometer oder in den Apparat eindringt, 

 schaltet man zweckmässig zwischen Pumpe und Manometer einen 

 Glashahn und eine dickwandige Saugflasche ein. Der Hahn wird 

 vor dem Abstellen der Pumpe geschlossen. 



Wenn der Schliff des Apparates, der sehr sorgfältig ausgeführt 

 sein muss, mit einer Spur Vaselin eingefettet wird, so erreicht man 

 mittelst einer gut ziehenden Wasserstrahlpumpe leicht eine Luft- 

 verdünnung von 7 — 12 mm Druck. 



Der Schliff kann eventuell auch vermieden werden, so dass dei' 

 Apparat dann die einfache in Fig. 2 abgebildete Form erhält. Auch 

 das innere Thermometer ist entbehrlich, sofern man auf die Be- 

 stimmung der Plättchentemperatur verzichten will. Trägt man da- 

 für Sorge, dass die Substanz im Näpfchen nicht über den Schmelz- 

 punkt erhitzt wird, so braucht man nicht zu befürchten, dass die 

 Kristalle des Sublimates schmelzen, denn die Temperatur des Plättchens 

 bleibt immer unter derjenigen des im Nä[)fchen zur Verdampfung 

 gebrachten Körpers. 



Das Erhitzen des zu sublimierenden Körpers geschieht auf die 

 Weise, dass der unterste Teil des Apparates, das Näpfchen, welches 



