S26 Dybkowsky u. A. Fick, Wärmeenlwickel. beim Starrwerden. 



Jeider nicht in ihrer ursprünglichen Einrichtung- zu 

 gebrauchen, da sie nur ein Teniperaturintervall von 

 der Gegend des Gefrierpunktes bis zu einigen und 

 dreissig Grad befassten. Wir mussten daher zu einem 

 beliannten Kunstgriff unsere Zuflucht nehmen: das 

 Thermometer wird auf eine Temperatur erwärmt, 

 die weit über dem höchsten Punkte seiner Scala liegt, 

 dabei steigt dann ein Theil des 0"ecksilbers in die 

 kleine Erweiterung am oberen Ende des Rohres und 

 bleibt daselbst getrennt von der übrigen Quecksilber- 

 masse liegen, wenn man das Thermometer beim Ab- 

 kühlen ein wenig erschüttert. Es ist klar, dass wenn 

 jetzt das Ende des Quecksilberfadens bei einer be- 

 stimmten Zahl n der Scala steht, die wirkliche Tem- 

 peratur des Thermometergefässes eine höhere n-\-m 

 ist. Es kann also das Thermometer nun für ein höher 

 liegendes Temperaturintervall gebraucht werden, so- 

 wie man nur die Zahl m kennt, welche zu der rohen 

 Ablesung des veränderten Thermometers addirt wer- 

 den muss, um die wahre Temperatur zu erhalten. 

 Diese Zahl erhält man durch Vergleichung mit einem 

 anderen Thermometer. Man stellt nämlich das ver- 

 änderte Thermometer und ein Normalthermometer 

 in dieselbe gut umgerührte Wassermasse und macht 

 an beiden gleichzeitig eine Ablesung. Durch Sub- 

 traction der Ablesung am veränderten Thermometer 

 von der Ablesung des Normalthermometers ergiebt 

 sich dann die Zahl m. Sie w^urde für das eine unserer 

 Geissler'schen Thermometer zu ^^5,2 bestimmt. Als 

 Normalthermometer diente dabei ein in Fünftel Grad 

 getheiltes Thermometer von Greiner in München. 

 Wir haben diess letztere nicht express mit einem 



