Wolf, astronomische Mittheilungen. 135 



hinlänglich veranschaulichten Hülfsapparat zu con- 

 struiren, der nach gelungener Ausführung durch 

 Herrn Kern in Aarau wirklich kaum mehr etwas zu 

 wünschen übrig lässt.^) Soll der Zenithpunkt bestimmt 

 werden und ist hierfür das Fernrohr beiläufig nach 

 dem Nadir gerichtet, so hat man nunmehr einfach den 

 Aufsatzring mit dem Glimmerbliittchen auf das Ocular 

 zu legen, den Linsenträger in den beständig am Rohr 

 bleibenden Klemmring einzustecken und die dafür 

 bestimmte Gasflamme anzuzünden, — sieht sofort das 

 Bild, ja hat nur ausnahmsweise nöthig die Stellungen 

 vomGlimmerhIältchen und Linse etwas zu corrigiren, — 

 stellt durch einige leichte Schläge das ungeklemmte 

 Fernrohr so, dass die Distanz des beweglichen Ho- 

 rizontalfadens und seines Bildes durch den festen 

 Horizontalfaden halbirt wird, und liest ab, — eine 

 Summe von Operationen, die in wenigen Minuten, 

 also zwischen den Sternbeobachtungen, so oft man 

 nur will, durchzuführen ist. — Dieselbe Vorrichtung 

 leistet selbstverständlich auch die besten Dienste, 

 wenn man neben dem Nadirpunkte auch die Summe 



') Herr P. Tachini hat in einer Abhandlung, welche er un- 

 ter dem Titel ,,L'orizonte artificiale del Cerchio Meridiano di Pa- 

 lermo" in dem kürzlich erschienenen Februarheft des ,, Bulletino 

 meteorologico del R. Osservatorio di Palermo" veröffentlichte, eine 

 schöne Reihe von Nadirbestimmungen mitgetheilt, welche er mit 

 dem Lamont'schen Oculare und dem von Lamont vorgeschlagenen 

 Quecksilberhorizonte erhielt, welche er bei dieser Gelegenheit be- 

 schreibt und abbildet. Ich muss aber dennoch wenigstens unsere 

 Ocularvorrichtung vorziehen, da es mir gerade wesentlich erscheint 

 für die Sterne und die Nadirbestimmung dasselbe Ocular brauchen 

 zu können. 



