Notizen. 39S 



Rädchen eingreifende Sperrklinke gedreht wurde. Zug für Zug 

 wurde der Zahhipparat dadurch aus- und eingelöst, dass der 

 Däumling des Bügels, der den Zählapparat trägt, bald auf dem 

 äussersten Rand des Rädchens aufsass , bald in eine Kerbe 

 hinunter fiel. Bei dieser Einrichtung war es nicht nolhwendig, 

 die Schnur angespannt zu hallen, sondern es genügte am An- 

 fang und am Ende der Zählgewinde, den Apparat durch einer] 

 Ruck einzustellen und durch einen zweiten ihn wieder aus- 

 zulösen. 



Diese zweckraässigere Einrichtung wurde nun noch "von 

 Herrn Prof. Arasler vereinfacht und verbessert, indem er den 

 Zähnen eines Rädchens in sinnreicher Weise eine solche Form 

 gab. dass der Däumling des Bügels und der Klinke gleich- 

 zeitig in ein Rädchen einfallen können. Dadurch wurde die 

 Zahl der Rädchen auf eines reduzirt, das jetzt in der Ebene 

 des Instrumentes angebracht werden konnte. 



Das Instrument sitzt auf einer Gasröhre, in deren Innerem 

 der Dralh sich befindet, mittelst dessen der Zählapparat aus- 

 gelöst wird. Dort wird er von der Strömung nicht mehr er- 

 griffen und steht auch der Handhabung des Instrumentes nicht 

 mehr hindernd im Wege. Um diesen Drath im Innern mit 

 dem Instrument aussen leichter verbinden zu können, wird 

 das Instrument fest auf die Stange geschraubt, dafür aber das 

 Steuer so gross gemacht, dass es das Instrument sammt der 

 Stange drehen und in die Richtung des Stromstriches bringen 

 kann. 



Unten ist die Gasröhre mit einem Gewinde versehen, an 

 das verschiedene Füsse, ein platter für Sand und zwei spitze, 

 verschiedener Länge, für Geschiebe angeschraubt werden kön- 

 nen. Endlich ist noch eine Visirvorrichlung vorhanden, um 

 nöthigenfalls den Flügel in eine bestimmte Richtung bringen 

 zu können. 



Nach Erklärung des Flügels wurden noch von Prof. Cul- 

 mann die graphische Darstellung der im GUrbethal niederge- 

 fallenen und abgeflossenen Wassermassen vorgezeigt. Das 



