Absolute Messungen mit dem Polaristrobometer 

 und Benutzung desselben mit weissen Lichtquellen, 



Von 

 H. Wild. 



In meinem Artikel: „Verbesserungen des Polaristrobometers"') 

 habe ich eine Modifikation meines Polaristrobometers beschrieben, 

 welche neben verschiedenen, mehr der Bequemlichkeit der Benutz- 

 ung des Instrumentes dienenden Konstruktionsänderungen haupt- 

 sächlich auch die Anwendung des Prinzips der Halbschatten- Apparate 

 bei der Savart'schen Doppel-Platte des Polaristrobometers bezweckte 

 und so eine höhere Genauigkeit der Einstellung ermöglichen sollte. 

 Da das neue Instrument gestattete, durch eine einfache Ver- 

 tauschung einiger Teile auch als Halbschatten -Apparat dienen zu 

 können, so war eine unmittelbare Vergleichung der Leistungs- 

 fähigkeit des letztern und des Polaristrobometers mit der modifi- 

 zierten Benutzung der Savart"schen Doppel-Platte unter übrigens 

 gleichen Umständen möglich. Meine in dem fraglichen Artikel 

 mitgeteilten Beobachtungen bezogen sich denn auch imr auf die 

 Vergleichung der Empfindlichkeit der beiderlei Apparate, wobei 

 sich dieselbe als nahezu gleich gross ergab. 



Der Umstand, dass bei jenen Versuchen in den absoluten 

 Angaben der beiderlei Apparate für gewisse Drehungsgrössen sich 

 Differenzen zeigten, welche die Beobachtungsfehlergrenzen über- 

 schritten, Hessen es mir nun weiterhin wünschbar erscheinen, das 

 neue Instrument auf die Richtigkeit seiner absoluten Angaben zu 

 prüfen und sodann war, namentlich behufs Anwendung desselben 

 in der Saccharimeter-Praxis zu untersuchen, inwiefern die Benutzung 

 einer gewöhnlichen weissen Lichtquelle statt der Gasflamme mit 



') Diese Vierteljahrsschrift für 1898, S. 57. 



