UO H. Wild. 



beizumessen, dass die Temperatur der Natriumflamme bei seinen 

 obigen Versuchen viel liöher war als bei denjenigen von Soret 

 und Sarasin. 



Für spektral gereinigtes Natrium- Licht, wie es ein gewöhn- 

 licher Bunsen 'scher Brenner mit Chlornatrium liefert, dürfte daher 

 eher als Drehungsvermögen des Quarzes bei 20*^ C. und pro 1 mm 

 Dicke der Wert: 



21^726 (1) 



zu benutzen sein. Misst man die Drehung bei einer andern 

 Temperatur als 20° C, solässtsich dieselbe innerhalb des Temperatur- 

 Intervalls von bis 80*^ gemäss Gumlichs Bestimmungen (S. 237 

 der erwähnten Abhandlung) genau genug nacli der Formel : 



<P2o = ^> [1-0,000147 (i-20«)] (2) 



auf 20'' reduzieren, wo gjoy die Drehung bei 20" und (p, die bei der 

 Temperatur t^ beobachtete darstellen. 



Durch Vermittlung der Herren Pfister & Streit in Bern 

 habe ich von Dr. Steeg & Reuter in Homburg zwei kreis- 

 runde, senkrecht zur optischen Axe geschnittene, planparallele 

 Quarzplatten von ungefähr 1 mm Dicke und 20 mm Durchmesser 

 bezogen, wovon die eine rechts-, die andere linksdrehend ist. Die 

 Untersuchung derselben im Nörremberg'schen Polarisationsapparat 

 ergab, dass sie auf der ganzen Ausdehnung durchaus homogen und 

 soweit, als dies auf diesem Wege zu konstatieren möglich ist, 

 auch wirklich senkrecht zur Krystallaxe geschnitten seien. Nach- 

 dem ich mich sodann im physikalischen Laboratorium des eidgen. 

 Polytechnikums mit gütiger Erlaubnis des Herrn Prof. J. Pernet 

 mittels eines Hermann - Pfister'schen Fühlniveau - Sphärometers 

 überzeugt hatte, dass die rechtsdrehende Platte bis auf + 0,0005 

 und die linksdrehende bis auf +0,0010 mm auf der ganzen Aus- 

 dehnung bis zu 1 mm Abstand vom Rande planparallel sei, somit 

 für meine Untersuchungen benutzbar, übergab ich sie dem Inter- 

 nationalen Mass- und Gewichts-Bureau in Sevres (bei 

 Paris) zur genauen absoluten Ausmessung der Dicke. Der erste 

 Gehülfe des Bureaus, Herr Dr. P. Chappuis, hatte die Güte, in 

 Abwesenheit des Direktors diese Messungen sehr prompt aus- 

 führen zu lassen, wobei zur Vermeidung gewisser Fehlerquellen 

 mittels eines Brunner'schen Sphärometers bloss der Unterschied 



