Absolute Messungen mit dein Fohiristrobometer. 143 



q^ - (13254,6 + 11,63 ^lO-'-» 

 Und somit ist bei -JO*^: R= 1014,23 .u 



L --= 1012,13 „ 

 und ferner bei 0": R-= 1014,08 „ 

 L= 1011,98 „ 

 da für die senkrecht zur optischen Axe geschnittenen Platten R 

 und L der Ausdchmnigskoefficient des Quarzes parallel zur Axe, 

 nämlich: 



q,, =(7161,4-8,01 .^10-'' 



zu berücksichtigen ist. 



Wie wir aus diesem Messungs-Protokoll ersehen, beträgt bei 

 der Platte 7^ der Unterschied zwischen dem Minimum und Maxi- 

 mum der Dicke nur: 1,3 u und zwar an peripherischen Punkten, 

 während derselbe bei der Platte L bis zu 2,3 ^i ansteigt. Ich 

 habe daher bei meinen Messungen nur die rechtsdrehende Platte R 

 benutzt. 



Die Dicke der Platte R bei 20" war also gefunden gleich: 



1,01423 mm 



und folglich soll sie nach (1), Seite 140, für spektral gereinigtes 



Xatrium-Licht eines Bunsen'schen Brenners mit Chlornatrium in 



der Flamme bei 20'' eine Drehung bewirken gleich: 



22",035--22» 2', 10. 



Ehe die Messungen mittels dieser Platte im neuen Polari- 

 strobometcr begonnen wurden, habe ich alle Teile desselben genau 

 justiert. Zunächst versicherte ich mich, dass die optische Axe des 

 Fernrohrs genau genug mit derjenigen des vordem Kollimators, 

 i. e. Beleuchtungslinse und Diaphragma-Üeffnung in deren Brenn- 

 punkt am Ende des Ansatzrohres gegen die Lampe liin, zusammen- 

 falle, was durch Verkleinerung der 1 )iaphragma-()etfnung bis zu O,.") mm 

 Durchmesser leicht zu erzielen war. Darauf brachte ich vor dem 

 Okular des Fernrohrs ein geneigtes Ulasplättchen zur Erleuchtung des 

 (jiesichtsfeldes von hinten mittels einer seitlich gestellten, matten 

 Glühlampe an, so dass ich das reflektierte Fadenkreuzbild von den 

 Begrenzungsflächen desGlan-Thompson'schen analysierenden Prismas 

 beobachten konnte. Das letztere wurde dann in der Röhre des 

 Teilkreises so lange justiert, bis das Fadenkreuz und sein Bild 



