144 Ji. '\Viki. 



sich sehr nahe deckten und eine Abweichung beim Umdrehen des 

 Kreises nur innerhalb sehr kleiner Grenzen erfolgte. Alsdann 

 lenkte das Prisma beim Hindnrchsehen nach der Kollimatoröffnung 

 das Bild dieser auch nur ganz wenig ab, wenn der Kreis gedreht 

 wurde. 



Die obige Vorrichtung ermöglichte aber weiterhin, namentlich 

 als die geneigte Glasplatte zwischen Okular und Fadenkreuz an- 

 gebracht wurde, auch die am Ende der 200 mm langen Glasröhre 

 statt der Verschlussglasplatte eingesetzte Quarzplatte R genau 

 senkrecht zur optischen Axe des Fernrohrs zu stellen (durch Drehen 

 der Röhre um ihre Längsaxe und eine Verdickung der einen Fas- 

 sung). 



Die Natrium-Lampe wurde vom Ende des Apparats abgenommen 

 und auf einem besondern Fuss aufgestellt, vor der runden Oeff- 

 nung des umhüllenden Blechcylinders ein Schirm mit 2 mm breiter 

 Spalte angebracht, eine Linse von 20 cm Brennweite in 40 cm 

 Entfernung von der Spalte und hinter ihr ein sehr stark zer- 

 streuendes, gleichseitiges Prisma von schwerem Glas aufgestellt, 

 so dass auf dem 40 cm entfernten Diaphragma der Ansatzröhre 

 des in das abgelenkte Strahlenbündel hereingebrachten Polari- 

 strobometers ein Bild der Spalte entworfen wurde, welches sehr 

 gut gereinigtes Natrium-Licht enthielt. 



Bei dieser Anordnung des Versuchs zur Reinigung des Natrium- 

 Lichts erhielt ich ein genügend helles Gesichtsfeld im Apparat, 

 wenn ich den Schattenwinkel e = 7\/2 '^ wählte. Je drei Einstellungen 

 auf das Verschwänden der Fransen in der Mitte des Gesichtsfeldes 

 mit und ohne Quarzplatte Ii ergab als Differenz im Mittel der 

 beiden dunkeln Quadranten und nach Reduktion auf 20 ^ C. mit 

 einem mittleren Fehler der einzelnen Einstellung von x 1' an drei 

 aufeinander folgenden Tagen: 



22'^ l',98, 22« 2', 05, 22<> 2',09, 

 Mittel: 22« 2', 04 + 0',04, 



also eine ganz befriedigende Uebereinstimmung mit dem geforderten 

 Wert: 22" 2M0. 



Für den Gebrauch des Instrumentes in weissem Licht habe 

 ich gemäss einem schon 1888 angestellten Versuche ^) durch die 



') H. Wild, lieber den Gelirauch meines Polarist roliometers in weissem Licht. 

 Bulletin de l'Acad. Imp. des sc. de St. Petersbourg T. XXVIII i». iO.5. 1883. 



