Absolute Messungen mit dem l'oliiiislrobometer. 147 



Fassung mit der Nummer 2, sowie dem Reichsadler und dw Jahres- 

 zahl 1898 gestempelt worden. 



/. Resiiltdfe der optisdie)! Prüf/DU/. 



Die Flächen der rechtsdrehenden Quarzplatto sind ziemlich 

 gut planparallel. Der Keilvvinkel heträgt in der Mitte 0,2 Bogen- 

 minuten, so dass eine Verschiebung der Platte in der Richtung 

 des Keiles um 1 mm nur eine Drehungsänderung von etwa fünf 

 Sekunden für Xatriumlicht oder etwa °,004 Ventzke hervor- 

 bringt. Die Platte enthält nur einige punktförmige Unreinheiten, 

 sonst ist die Mitte von 11 mm Durchmesser optisch homogen. 



Die Drehung für spektral gereinigtes Natriumlicht beträgt in 

 der Mitte der Platte bei / Grad C. 



34",612 - ()«,0049 {t—20) ± 00,006. 



Die Platte ist daher als für saccharimetrische Zwecke geeignet 



zu betrachten. 



rr. Eesulfttt der Dichenuiessiing. 



Die Dicke der Quarzplatte, in der Mitte gemessen, wurde bei 

 20 '^ C. gefunden zu: 



d = 1,5932 ± 0,0003 mm. 



Physikalisch-Technische Reichsanstalt 



Abteilung 11. 



/ Stempel \ Hagen. 



\i\vY Anstalt; ° 



Aus den beiden Daten ergiebt sich für spektral gereinigtes 

 Natriumlicht als Drehungsvermögen des Quarzes bei 20" C pro 

 1 nun Dicke 



21^725 

 (1. h. eine Grösse, die bis auf 0",001 dem oben, S. 140, nach den 

 Beobachtungen von Soret und Sarasin von mir adoptierten Wert 

 entspricht. 



Zu obiger Beschreibung der Fassung dt'r Quarzplatte ist noch 

 nachzutragen, dass dieselbe eine Röhre von 13.5 mm Länge dar- 

 stellt, die am einen Ende und in einem Abstand von 120 mm 

 gegen das andere Ende hin gleich dicke hervorragende Wulste 

 besitzt. Ausserhalb des letzteren Wulstes ist die Platte in die Röhre 



