148 H. Wii.i. 



eingesetzt und wird an ihrer Stelle durch einen eingeschraubten 

 Hing mit Tuchfütterung festgehalten ; eine durch die Röhre und 

 diesen King durchgehende Schraube, deren Schlitz nachträglich 

 weggefeilt wurde, soll das Herausnehmen der Platte aus ihrer 

 Fassung verhindern. 



Diese neue Quarzplatte wurde mit ihrer Fassung nun ebenfalls 

 in den Trog des Polaristrobometers eingelegt und mittels der er- 

 wähnten Vorrichtung wieder die Stellung der Fassung aufgesucht 

 und markiert, wo die Plattennormale mit der optischen Axe des 

 Fernrohrs zusammenfiel. Es war dies durch Drehung der Röhre 

 um ihre Axe nur für eine bestimmte Lage möglich, was beweist, 

 dass die Quarzplatte nicht ganz senkrecht auf der Röhrenaxe steht 

 und ebenso die Trogaxe des Apparates der optischen Axe des 

 Fernrohrs nicht genau parallel ist. 



Nach dieser Justierung habe ich mit dieser Quarzplatte, die 

 ich mit P 2 bezeichnen will, an denselben Tagen wie mit II 

 unter Benutzung des auf zweierlei Art spektral gereinigten Natrium- 

 lichts entsprechende Messungen angestellt und folgende Resultate 

 erhalten. 



Spektral stark zerlegtes Natriumlicht ; auf 20 ^ C. reduzierte 

 Mittel der vier Beobachtungsreihen : 

 34'^ 3ß',31 Mittel: 

 37 ,10 



37 ,02 34«^ 36', 77 + 0',29. 

 36 ,65 

 Mit dem Prismenansatz gereinigtes Natriumlicht: 

 34° 37', 10, :54«36',33, 34« 36', 94 

 Mittel: 34<^ 36', 79 ± 0',30. 



Beide Werte stimmen mit dem in der Reichsanstalt erhaltenen : 

 34»,612 = 34" 36', 72 

 ganz befriedigend überein. 



Mit ungereinigtem Natrium-Licht erhielt ich dagegen für diese 

 Platte P 2 den Wert : 



34« 38', 70, 

 der also um 2' zu gross erscheint, entsprechend wie dies auch die 

 Platte R ergeben hatte. 



