Absolute Messungen mit <leiii Polaristrolxiiiieter. 14!) 



Nach diesen Ve r i f i k a t i o n e n können wir a 1 s o sa ge n, 

 da SS das gut justierte Polaristroboniet er im Mittel 

 V n M e s s u n g e n i n d e n b e i d e n d u n k e 1 n Q u a d r a n t e n f ü r 

 spektral gereinigtes Natrium-Licht innerhalb der 

 damit überhaupt zu erzielenden G e n a u i g k e i t s g r e n z e 

 absolut richtige D r e h u n g s w i n k e 1. wenigstens ]> i s a u f 

 solche von 35", liefert. 



Die Thatsache, dass man speziell für die Zuckertechnik das 

 Lippich 'sehe Halbschattenpolarimeter unter Aufgeben des grossen 

 \'orteils der direkten Ablesung der Drehungsgrösse auch wieder 

 mit einer Quarzkeil-Kompensation versehen hat, ist neben dem 

 Einfluss der vis inertiae jedenfalls auch auf den AVunscli zurück- 

 zuführen, statt des homogenen Natrium-Lichts, dessen Herstellung 

 immerhin einige Umstände verursacht und das auf die Länge der 

 Zeit auch durch die entwickelten Dämpfe etwas lästig wird, das 

 unmittelbar gegebene weisse Licht einer gewöhnlichen Petroleum- 

 odor Gasflamme benutzen zu können. Es schien mir daher geboten, 

 einen Versuch zu machen, auch beim Polaristrobometer, womöglich 

 ohne Verwendung eines Quarzkeil-Kompensators, für technische 

 Zwecke die Benutzbarkeit desselben mit einer gewöhnlichen weissen 

 Lichtquelle zu erzielen. 



Benutzung von weissem Licht mit öpektroskopansatz. 

 Zu dem Ende wurde die S. 145 bereits erwähnte, statt des Kolli- 

 mators am vordem Ende anzusetzende Spektroskopröhre konstruiert. 

 Dieselbe wird zunächst vermittelst der Justierungsschrauben und 

 einer vor die Spalte des Spektroskops gesetzten Natriumflamme 

 fest so eingestellt, dass das Bild des 1 mm breiten Spaltes im 

 Fernrohr durch das Fadenkreuz halbiert wird. Beleuchtet man 

 darauf die Spalte mit einem Auergasbrenner oder einer Glühlampe 

 von 50 Kerzenstärke, so sieht man im Gesichtsfeld einen Teil des 

 Spektrums um das Gelb in der Mitte desselben, welches von dunkeln 

 vom Rot gegen das Grün hin sich verengenden schwarzen Horizontal- 

 streifen durchzogen ist. Durch Drehen des Analysators kann man 

 wieder den hellen Querstreif über das Spektrum hin wandern imd 

 auf die Mitte des Fadenkreuzes sich einstellen lassen. Thut man 

 dies ohne und mit eingelegtem drehendem Körper, so wird die 

 Differenz offenbar die Drehungsgrösse für gelbes Licht von der 

 Brechbarkeit der D-Linien resp. des Natrium-Lichts ergeben, und es 



