15U H. Wild. 



fragt sich nur, mit welcher Genauigkeit auf diese Weise die Drehung 

 erhalten werde. Die bezüglichen Versuche haben folgendes er- 

 geben. Die Einstellung des hellen Querstreifens auf das Faden- 

 kreuz lässt sich bei einem Schattenwinkel von e =-- 5" und den 

 oberwähnten Lichtquellen in den dunkeln Quadranten noch sehr 

 gut ausführen und gewährt bei der Nullpunktbestimmung ohne 

 vorgesetzte Quarzplatte dieselbe Genauigkeit von x ^ >8, wie ich 

 sie bei Beleuchtung mit Natrium-Licht erhalten habe. Als aber die 

 Quarzplatte 11 in den Apparat gelegt wurde, erschien diese Ein- 

 stellung unsicherer. Da nämlich schon, wie wir gesehen haben, 

 die beiden Linien D für eine Quarzplatte von 1 mm Dicke einen 

 Unterschied der Drehung von 0°,0355 = 2',Ui zeigen, so liegen 

 im Spektrum unseres nicht sehr stark zerstreuenden Amici 'sehen 

 Prismas Strahlen mit starken Unterschieden der Drehung so nahe 

 aneinander, dass nicht mehr ein eigentliches Auslöschen der Liter- 

 ferenzstreifen entsteht, sondern bei der betreffenden Farbe, für 

 welche diese Bedingung durch die Stellung des Analysators erfüllt 

 ist, bloss komplementäre Streifen in einer Zick-Zack-Linie anein- 

 anderstossen. Diese Zick-Zack-Linie lässt sich nun allerdings un- 

 mittelbar nacheinander, wo man sich der betreffenden Lage noch 

 erinnert, mit einer Genauigkeit von + 1,6 auf das Fadenkreuz 

 einstellen, aber bei unterbrochenen Versuchen wählt man leicht 

 eine etwas andere Stelle der Zick-Zack-Linie, so dass sich dann 

 in den Mittelwerten Differenzen bis zu 3' ergeben können, wie 

 folgende zwei Beobachtungsreihen zeigen. Mit Auerbrenner und 

 einem Schattenwinkel von e = 5" fand ich für die Quarzplatte R 

 an zwei aufeinanderfolgenden Tagen bei 20° die Werte: 

 22<* 2',97 und 2P 59',95, 

 Mittel: 22" l',46 ± l'.ol. 



Auch der absolute Drehungswert bleibt, wie wir sehen, aus 

 demselben Grunde einer Unsicherheit von 1—2' ausgesetzt. Immer- 

 hin wird man so bis auf ungefähr V-'«^ richtige absolute Werte 

 gewinnen können, was für technische Zwecke genügen dürfte. 



Benutzung von weissem Licht unter Anwendung 

 eines Strahlenfilters, Herr Landolt') hat zuerst zur Be- 



*) Sitzungsl)er. der preuss. Akademie in Berlin 18'Ji, S. '.):23 : ^iclie niirli 

 Landnlt, Das optische Drehungsvermögen etc. S. 387. 



