Absolute Me.ssuiiL'-cii mit iltMu rni.irislrolioineter. IM 



iiutzung weissen Lichtes olinu piismatisclie Zerlegung (lossoll)en 

 die Vorsetzung von solchen Stralilenfiltern bei den Polarimetern 

 empfohlen, dass sie alle Strahlen bis auf eine ziemlich engbegrenzte 

 Farbe absorbieren. Es schien mir wünschenswert, auch in dieser 

 Kichtung einen Versuch anzustellen. Leider findet sich unter den 

 von Landolt angegebenen Farbenfiltern keines, welches genau 

 genug der Linie D entspricht. Nach einigen Versuchen fand ich 

 in Modifikation der von ihm für Gelb aufgeführton Kombination 

 folgendes, dieser Bedingung entsprechendes Filter mit bloss zwei 

 Flüssigkeiten : 



37g Nickelsulphat auf 100 cni^ Wasser in ;iO mm dicker Schicht, 

 0,17 g Anilin-Orange II auf 100 cm^ Wasser in 15 mm dicker Schicht. 



Ein Glaskästchen aus Spiegelglasplatten zusammengesetzt, mit 

 einer 15 mm und einer 30 mm weiten Zelle wurde entsprechend 

 wie das modifizierte Lippich'sche Filter (S. 146) vorn am Apparat 

 angebracht und mit obigen Flüssigkeiten gefüllt. Selbst bei Be- 

 nutzung eines Auerbrenners war aber die Schwächung auch des 

 Gelb so stark, dass der Schattenwinkel auf e ^ 17 ",5 vergrössert 

 werden musste, um die Interferenzfransen noch genügend deutlich 

 sehen zu können. Messungen an zwei Tagen mit der Quarzplatte R 

 ergaben dann folgende Drehungsgrössen bei 20 '^ C. : 



22« l',83 und 22" 2',81 

 Mittel: 22" 2' ,32 ± 0',49. 



Die Sicherheit der einzelnen Einstellung betrug mit und ohne 

 Quarzplatte in gleicher Weise -r l',6, so dass also diese Methode 

 der Herstellung homogenen Liclits von der Brechbarkeit der Linien 

 D aus dem weissen Licht etwas genauere Resultate auch in abso- 

 lutem Sinne zu ergeben scheint, als die vorige mit spektraler Zer- 

 legung so, wie sie das fünffache Amici'scho Prisma zu ge1)en 

 vermag. 



Ich verkenne indessen nicht, dass es zur sicheren Begründung 

 dieser Verhältnisse wohl noch einer grösseren Zahl von Bcoliach- 

 tungsreihen bedürfte. Leider war mir dies unter den obwaltenden 

 Umständen nicht möglich. 



Aus dem Aufgefühi'ten kann man aber bereits schliessen, dass 

 für technische Bedürfnisse beide Methoden der Beobachtung mit 

 dem Polaristrobometer unter Benutzung einer weissen Lichtquelle 

 genügen dürften, indem sie die Drehungsgrösse für gelbes Liebt 



