Ahsolutc Meisuii!.'eii mit dem l'ülarislrohometer. 1.').') 



9 



von lOu in 111 Länge gemessenen Drelmngswinkel die zugehörigen 

 Konzentrationen der betretenden Zuckerlösung angiebt. Die Tabelle 

 geht von Grad zu Grad von bis 42"; für die Zehntel-Grade findet 

 man die hinzuzuaddierenden Konzentrationsgrössen unter den 

 Proportional-Teilen nach der dem betreffenden Grad-Intervall ent- 

 sprechenden Ditt'erenzgrösse und die den Hundertstel-Grössen zu- 

 kommenden Konzentrationsgrössen sind aus diesen durch ^"ersetzung 

 um eine Stelle zu finden. 



Ehe man aber mit den unmittelbar erhaltenen Drehungs- 

 winkeln diese Tafel benutzt, sind dieselben noch jeweilen auf die 

 Normaltemperatur von 20'^ C. nach der Formel : 



ß,o = a, -;- «, {t — 20"). 0,000217 = «, ± K 

 zu reduzieren, wo a« den bei t^ C. der Lösung beobachteten Drchungs- 

 winkel und a.,,, den auf 20" reduzierten Wert desselben darstellen'). 



Die nachstehende kleine Tabelle giebt die Werte der Korrektion 

 Ä" für verschiedene Werte des Produkts «, . (^ — 20"): 

 u, . [t — 20'*j A' 



10 ()!oOi22 



-20 (),()04.;! 



30 0,0005 



io 0,0087 



50 0.0 ION 



CO 0,0130 



70 0,015^2 



80 0,0171- 



(K) 0,019.5 



Diese Korrektion ist zu «, zu addieren, wenn t grösser als 20" 

 und im umgekehrten Fall zu subtrahieren. Für grössere oder 

 kleine Werte des Produkts, als oben angegeben, ist die Korrektion, 

 wie leicht ersichtlich, durch Zusammensetzung aus dieser Tabelle 

 ebenfalls sofort zu finden. 



Sodann sind die Drehungswinkel, welche man bei Benutzung 

 von 200 mm langen l»(»hren findet, zu halbieren, ehe man damit 

 in die Tabelle eingeht. 



Für die erst angefertigten Instrumente mit Ablesung von 

 Minuten statt dezimaler Bruchteile des Grades habe ich noch eine 

 Tabelle zur Verwandlung jener in diese beigegeben. 



') Die.se Formel isl Mb^'cleilct aus der hei Lau doli. ()|il. Die li ii iiirs - 

 vermuten S. 531 nach den lieohai-htnii^'^eii von Schnnrock gejreheiien. 



