248 H. Wild. 



haltenen Grössen pflegt man ihrer Konstanz halber nur von Zeit 

 zu Zeit durch besondere Untersuchungen zu ermitteln. 



Macht man zu dem Ende z. B. nacheinander zwei vollständige 

 Intensitäts-Messungen mit dem Theodolithen bei möglichst, etwa 

 um 10'\ verschiedenen Temperaturen, so ergiebt sich, die Konstanz 

 der Horizontal-lntensität und des magnetischen Moments des Haupt- 

 magnets während dieser Zeit vorausgesetzt, aus den bei den Tem- 

 peraturen f , und t,^ beobachteten Schwingungsdauern T^ und JL : 



wenn auch die Grössen z), s und « bei den beiden Beobachtungen 

 dieselben geblieben sind. Und aus den bei den Temperaturen Tj 

 und T., gemessenen Ablenkungen y^ und v^ folgt: 



^ + 3m = ^— . """\-^'"^^- - (4) 



' r, — Tj sin V2 ^ 



Da nun jedenfalls genau genug: 



e = 0,0000124 und m = 0,0000180 

 zu setzen ist, so erhalten wir zwei zu vergleichende Werte von |u, 

 welche jedenfalls bis auf + 0,0001 übereinstimmen sollten. 



Um der Erfüllung der beiden Bedingungen unveränderter 

 Horizontal-lntensität und magnetischen Moments sicherer zu sein, 

 emptiehlt es sich, etw^a zwei Beobachtungen bei niederer Temperatur 

 mit einer zwischen liegenden und nachfolgenden bei höherer Tem- 

 peratur zu machen und das Mittel je zweier bei der einen Tem- 

 peratur mit der zwischen liegenden bei der andern Temperatur zu 

 kombinieren. Die gewöhnlich in einem Sinne fortgehende Ver- 

 änderung des magnetischen Moments wird so nahezu eliminiert 

 und dasselbe ist, von magnetischen Störungen abgesehen, betreffend 

 der Horizontal-lntensität der Fall, wenn man im auf- oder ab- 

 steigenden Ast der Tagesperiode derselben, also um die Zeit von 

 8 Uhr Vm. oder 3 Uhr Nm. beobachtet. 



Der Induktionskoefficient v des Hauptmagnets w4rd 

 am einfachsten und mit ganz genügender Schärfe nach der Lamont- 

 schen Methode bestimmt, wofür allerdings ein Ergänzungsstück 

 zum Theodolith nötig ist, nämlich ein statt des grossen Magnet- 

 gehäuses auf die Axen-Köhren T oder li des Ringes mit den 

 Fernröhren aufzuschiebender Querarm von ähnlicher Gestalt, wie 



