Ergänzungen zu meinem magnetischen Reiselheodolilh. 249 



er in meiner Abhandlung: Neuer magnetischer Unifilar- 

 Theodolith ') S. 20 und 21 beschrieben ist. Das Rohr, welches 

 möglichst gut passend auf die eine oder andere Kingaxe aufzu- 

 schieben und nach erfolgter Justierung zu klemmen ist, trägt am 

 äussern Ende in 2(i0 mm Entfernung vom Kreiscontrum eine zweite, 

 lU mm weite (Dicke des cylindrischen Hauptmagnets) Röhre von 

 200 mm Länge, welche mit ihrer Mitte an jener so angelötet ist, 

 dass die Axen beider genau senkrecht aufeinander stehen. In die- 

 selbe lässt sich der aus seiner Fassung herausgenommene Haupt- 

 magnet am einen und andern Ende genau bis zu seiner mar- 

 kierten Mitte einschieben und dann festklemmen, so da.ss er mit 

 dieser von der Horizontalaxe des Apparates und damit auch von 

 der Horizontalen durch die Mitte des Hülfsmagnets mit seinem 

 Gehäuse im Centrum des Instruments um 100 mm absteht. Bei 

 den Beobachtungen der Ablenkungen, welche der in diese Röhre 

 «ingeführte Hauptmagnet in den bekannten acht Hauptstellungen 

 am Hülfsmagnet bewirkt, soll derselbe resp. diese Röhre jeweilen 

 genau vertikal stehen. Diese Justierung der Rohrstellung lässt 

 sich sehr einfach in folgender Weise ausführen. Ehe man das 

 Gehäuse mit dem Hülfsmagnet im Centrum aufsetzt, richtet man, 

 nach Fortnahme von Fernrohr und Gegengewicht am Ring, das 

 excentrische Fernrohr, dessen optische Axe derjenigen des erstem 

 j)arallel sein soll, auf einen nicht zu fernen Gegenstand mit Marko 

 im Horizont, was nach vorheriger Nivellierung des Instruments 

 am Vertikalkreis zu erkennen ist. Darauf dreht man nach den 

 Ablesungen am Vertikalkreis den Ring um die Horizontalaxe 

 genau um 90" um und l)ewegt die auf ihrem Zapfen aufgeschobene 

 excentrische Röhre so lange um diesen, bis man denselben Gegen- 

 stand mit seiner Marke im Horizont, durch sie als Visier hinduieh- 

 sehend, genau in der Mitte des Gesichtsfeldes sieht, und klemmt 

 sodann die Röhre. Zwei in die Röhre an ihren Enden einzuschie- 

 bende Hülsen, von denen die eine eine Blende mit centraler Oeff- 

 nung und die andere ein Fadenkreuz trägt, können das Visieren 

 erleichtern. Bringt man schliesslich den Ring mit Fernrohr nach 

 dem Vertikalkreis wieder in die frühere horizontale Lage zurück. 



') Memoires de l'Acad. Imp. des sciences de St. Petersltourg VII"" serie 

 T. XXXVI Xo. 1. 1887. 



