252 "• ^Viki. 



Dagegen genügt es, die Masse Q bis auf 0,0002, die Länge L^ 

 bis auf 0,0001 und die Dicke D^ bis auf 0,0083 ihres Betrages 

 sicher zu bestimmen, also sind, wenn Q = 32 g, L^ = 10 cm und 

 Z)^ — 1 cm ist, die erforderlichen Genauigkeitsgrenzen, resp. 6,4 mg, 

 0,01 mm und 0,03 mm. Das kleine Trägheitsmoment r^ des 

 Schraubenstiftes am Messingcylinder ist aus seiner Masse <i und 

 seinem Durchmesser dl nach der Formel : r^ = <i ^Lf. zu berechnen 

 und dem Werte E^ beizufügen. 



Um die Entfernung E^) der Mittelpunkte beider Mag- 

 nete bei den Ablenkungsbeobachtungen messen zu können, ist 

 nur eine geringe Aenderung am Instrument erforderlich. An den 

 seitlichen Rohransätzen m und n des grossen Magnetgehäuses wer- 

 den auf der obern Seite Oeffnungen von ungefähr 10 mm ins Ge- 

 vierte eingeschnitten, deren eine, etwa gegen den Beobachter am 

 Fernrohr hin liegende Kante nach innen zu geschärft und mit einem 

 feinen Teilstrich versehen ist. Man merkt sich nach Aufschieben 

 des Gehäuses auf das eine und andere Ende der Horizontalaxe 

 des Ringes bis zum Anschlag an die innere Glasplatte, ganz wie 

 dies bei den Ablenkungsbeobachtungen zu geschehen pflegt, die 

 Stelle auf dem Axenrohr an, auf welche der fragliche Teilstrich 

 weist, und bringt alsdann dort beiderseits von dieser Marke eine 

 feine Teilung in 0,1 mm etwa von 7-2 mm Länge an. Nach er- 

 folgter Fixierung des Gehäuses bei den Ablenkungsbeobachtungen 

 kann man mittelst einer starken Lupe jeweilen den Stand des 

 Striches am Gehäuse-Rohr an der fraglichen Teilung auf dem 

 Axen-Rohr leicht bis auf 0,02 mm sicher ablesen, was genügend 

 ist. Es bleibt nur übrig, auf einer Teilmaschine oder einem Kom- 

 parator die Entfernung a der beiden Marken auf den Gehäuse- 

 Ansätzen und die Entfernung b der Nullpunkte der Teilungen auf 

 <3en Axen-Röhren — sie sollen vom Beobachter aus beide am 

 linken Ende derselben liegen — zu messen, so ist die gesuchte 

 Entfernung E^ offenbar gegeben durch : 



K = I (^^ + ?>) + ^ (r + r) - I (Z + V), 



wo ;• und r' die Ablesungen an der Rohrteilung in beiden Lagen 

 des Magnetgehäuses, wenn es rechts, und l und /' die entsprechen- 

 den Ablesungen an der Rohrteilung, wenn es links von der Mitte 

 aus aufgesetzt ist. 



