92 Otto Amberg. 



flasclie zur Hand und lässt einen kräftigen Strahl auf das Läpp- 

 chen wirken, so lange bis es rein erseheint. Es wird dann mit 

 dem Mikroskop noch genau auf die Reinheit geprüft und allfällig 

 hängen gebliebene Partikel weggenommen und in den Mess- 

 cylinder übergetragen. Während des Reinigungsprozesses des 

 Läppchens geht nur wenig Wasser durch und gelangt ins Glas. 

 Deshalb füllt man jetzt sorgfältig auf auf etwa 4 cm^ und fügt 

 tropfenweise Formol hinzu, bis 5 cm^ erreicht sind. 



Prof. Schröter, und anfänglich auch ich, reinigte das Filter- 

 läppchen auf andere Weise. Er füllte das Messgläschen mit 5 cm' 

 Wasser an, spannte das Läppchen über die Oeffnung aus und 

 schüttelte so lange, bis es rein war. Dieses Verfahren hat den 

 Nachteil, das die Ceratien und einige andere Planktonten zerbrechen. 



Vorerst bleibt nun das Material im Messcylinder 3 Tage stehen, 

 dann wird das Volumen abgelesen und nachher geht's ans Zählen. 

 Dazu benützen wir nicht alles Material, sondern nur einen cm'. 



Erst wird das Mikroskop montiert. Als Objektiv wird System 

 3 angeschraubt, als Ocular dient ein Ocularmikrometer 2, in dem 

 die Masseinlage durch eine Blecheinlage mit quadratischem Aus- 

 schnitt ersetzt ist. Das Quadrat deckt sich bei der Vergrösserung 

 Oc. 2 Obj. 3 bei ausgezogenem Tubus mit einem mm^ des Ob- 

 jektes. — Nun nimmt man die Zählkammer zur Hand. Sie be- 

 steht aus einem Objektträger, auf welchen ein Messingrahmen von 

 1 mm. Dicke, 2 cm. lichter Breite und 5 cm. innerer Länge auf- 

 gekittet ist, und fasst demnach genau einen Kubikcentimeter. Als 

 Deckglas dient ein dünner Objektträger. 



Das Füllen der Kammer erfordert, wenn man es ohne Pipette 

 bewerkstelligen will, einige Uebung. Ich verfuhr wie folgt. Das 

 Messgläschen nahm ich zwischen Mittel- und Ringfinger der rechten 

 Hand und verschluss die Oeffnung mit dem Daumen. Durch einige 

 Wendungen des Gläschens erzielte ich eine möglichst homogene 

 Mischung des Inhalts. W^ar das erreicht, dann hielt ich das Gläs- 

 chen schief über die Kammer, die Oeffnung nach unten, hob den 

 Daumen ein wenig und Hess so einen Teil der Mischung ausfliessen. 

 Mit einiger Uebung bringt man es dazu, dass fast genau 1 cm' 

 ausfliesst. Ist es etwas mehr, so schadet es nichts, widrig da- 

 gegen ist es, wenn weniger als 1 cm' in der Kammer sich be- 

 findet. Die Flüssigkeit wird mittels, einer Nadel in die Ecken 



