Neuerungen in der Schneideteclmik. 



431 



Gunsten des seinigeu. Indessen bat sicli unser Schuittstrecker bereits 

 etwa ein Jabr lang im Gebraucbe bewäbrt und ist aucb seit einigen 

 Monaten von R. Jung in Heidelberg auf Verlangen seinen Mikrotomen 

 beigegeben worden. Unser Scbnittstrecker ist nämlicb am 

 Messer selbst befestigt und bebält während des Schneidens be- 

 ständig die Stellung zur Schneide bei , welche ihm zu Anfang gegeben 

 wurde , wirkt also gleichmäßig und sicher. 



Sein wesentlichstes Stück (s. beistehende Figur) ist ein cylindrischer 

 Stahlstab y, welcher genau parallel zur Messerschneide und dicht über ihr 

 schwebt, und zwar so, dass bei weiterer Senkung die tiefste Linie seines 



Fig. 1. 



Mantels genau in die Schneide des Messers fallen würde. Er zwingt daher 

 die Schnitte, zwischen ihm und ihr durchzugehen. Die Parallelstellung 

 des Stabes zur Schneide in der Vertikalebene erzielt man durch Drehen 

 seines Zapfens im Loche c oder c', die Parallelstellung in der Horizon- 

 talen durch die Schrauben a und a', welche gegen den Messerrücken 

 wirken, den vertikalen Abstand von der Schneide, welcher sich nach 

 der Dicke der Schnitte richten muss, durch die Schraube b. Der ganze 

 Apparat wird vom Ende des Messers aus auf dasselbe aufgeschoben und 

 hält sieh durch zwei auf die Unterfläche desselben drückende Federn. 

 Das Gelenk c/f/giebt die Möglichkeit, den Stab mit seinem Halter mittels 

 der Handhabe e so weit zurückzulegen, dass Schneide und Stab nach 

 Bedarf gereinigt werden können. Endlich ist für Schnitte von großer 



