Neuerungen in der Schneidetechnik. 435 



also SO nahe wie möglich dem Objecte selber, gehen. — Die Befestigung 

 des Objeetes auf einem senkrecht verschiebbaren Cylinder hat den 

 großen Vortheil , dass auch Stücke von mehr als 2 cm Länge geschnit- 

 ten werden können. Man schiebt eben nur zu Anfang den Cylinder 

 möglichst tief und hebt ihn später nach Bedürfnis, kann außerdem auch 

 planparallele Platten von 0,5 oder 1 cm Höhe anwenden, welche zuerst 

 unter das Messer gelegt und später weggenommen werden. 



Besonders vortheilhaft hat sich uns die neueste Modification 

 des Thoma' sehen Mikrotomes erwiesen, die darin besteht, dass 

 die sog. Punkte, auf denen die Schlitten laufen, nunmehr aus Elfen- 

 beinstücken, die Schienen aus sog. Rothguss bestehen. In Folge davon 

 ist das Instrument nicht mehr dem Rosten unterworfen und der Gang 

 des Messerschlittens, der bei ganz langsamer Führung leicht etwas un- 

 gleichmäßig war, durch die vergrößerte Reibung durchaus gleichmäßig 

 geworden. Über die Haltbarkeit dieser neuen Combination liegen natür- 

 lich noch keine sicheren Resultate vor, indessen scheint es , als wenn 

 die Abnutzung der Gleitflächen geringer sei , als sie es früher bei Ver- 

 wendung von Metall auf Metall war. 



Was endlich die P r e i s e betrifft, so stellt sich ein älteres Mikrotom 

 mittleres Modell — wir haben dieses bisher für alle unsere Zwecke voll- 

 kommen ausreichend gefunden — ohne Mikrometerschraube auf Jl 95, 

 diese selbst mit Einschnapp Vorrichtung auf Jt 40, ein Messer mit ca. 

 16 cm langer Schneide auf A 15 (Etui dazu Jl 4), ein Quermesser auf 

 M 19 (jede Klinge »// 6, Etui für 2 Messer ^3, anschraubbarer Griff zum 

 Anfassen beim Schleifen M 3, Halter während des Schneidens Jl 7), der 

 Schnittstrecker auf Jl 9. Das Mikrotom von Eisen mit »Punkten« von 

 Elfenbein und dem neuesten Objecthalter kostet ohne Mikrometer- 

 schraube ^110, endlich das in Rothguss und Elfenbein e/# 125, 



Einige kleinere Vorrichtungen , welche wir zur Erleichterung der 

 Manipulationen beim Einbetten in Paraffin ausgedacht und theilweise 

 schon seit längerer Zeit in Gebrauch haben, mögen hier noch kurz Er- 

 wähnung finden. Zunächst ein Wasserbad, dessen Hauptvorzüge 

 darin bestehen, dass die Wasserdämpfe nicht an das Object gelangen 

 können und dass es bei ungemein geringem Verbrauche an Gas oder 

 Alkohol doch die Temperatur halbe Tage hindurch Constant hält^ 



1 K. KosSMANN (Zur Mikrotomtechnik, in Zool. Anzeiger. 6. Jahrg. 1883. 

 p. 19 — 21) empfiehlt zu gleichem Zwecke ein Luftbad, das mit einem Kemp-Bun- 

 SEN'schen Gasregulator Constant auf 50 erhalten wird. 



