436 -A-. Andres, W. Giesbrecht und P. Mayer, Neuerungen etc. 



Es ist aus Messing gebaut , enthält eine tiefe eylindrische und 2 flache 

 calottenförmige Vertiefungen mit Einsätzen von Messing, und mehrere 

 tiefe Löcher, in welchen die Glastuben mit den in Chloroform und 

 Paraffin befindlichen Objecten, so wie ein Thermometer untergebracht 

 werden könnend Difficile Objecte werden mit ihren Tuben, von denen 

 die Korke vorher entfernt wurden, in das kalte Wasserbad gesetzt, und so 

 ganz allmählich erwärmt; dann kommen sie in flache Schalen, in denen, 

 so lange noch Chloroform verdunstet, stets eine niedrigere Temperatur 

 herrscht; ein tieferes Gefäß enthält das zur definitiven Einbettung die- 

 nende Paraffin'-. Seitlich ist eine Spalte zur Einschiebung der zu er- 

 wärmenden Objectträger vorhanden. Die Einbettung geschieht nicht in 

 Kästchen aus Papier oder aus dem von Kossmann empfohlenen Stan- 

 niol, das im Übrigen ganz zweckmäßig ist, sondern in Räumen, deren 

 Boden aus Glas und deren bewegliche; in Größe beliebig zu verändernde 

 Seitenwände aus Metall bestehen. Letztere haben wir zuerst im Zool. 

 Institute zu Leipzig in Gebrauch gesehen ; sie sind dort aus Schriftmetall 

 und haben die Form der Buchdruckerspatien. Wir haben sie etwas ab- 

 geändert 3, geben ihnen die Form ~ | "~L und machen sie aus 

 Messing , um möglichst wenig Metall zu verwenden und so eine gleich- 

 mäßigere Abkühlung des ganzen Blockes zu erzielen. Metallwände und 

 Glasboden werden vor dem Gebrauche jedes Mal mit etwas Glycerin 

 eingerieben, um das Anhaften des Paraffines zu verhüten. Handelt es 

 sich bei der Einbettung sehr kleiner Objecte um genaue Lagerung der- 

 selben, so gießen wir das eben beschriebene Kästchen nach Bestreichung 

 mit Glycerin noch mit dünnflüssigem Collodium aus, bringen es zur 

 Verdunstung des Atheralkoholes auf ein Wasserbad und gewinnen so 

 ein Kästchen, in welchem Paraffin Stunden lang flüssig gehalten werden 

 kann, ohne zwischen Metall und Glas auszurinnen. Alsdann wird die 

 Einbettung in aller Ruhe vorgenommen ; das Kästchen steht dabei auf 

 einem besonderen , kleinen Wasserbade unter dem Präparirmikroskope 

 und wird, nachdem die Objecte in die richtige Lage gebracht sind, 

 durch Entleerung des Wasserbades rasch so weit abgekühlt, dass es bei 

 Seite gestellt werden kann. 



1 Dieses Wasserbad in einer ursprünglichen, einfiicheren Form ist bereits 

 von C. 0. Whitman beschrieben worden. (Methods of Microscopical research in 

 the Zoological Station in Naples. in: Amer. Naturalist Vol. 16. 1882. p. 697—785.) 



2 Das Messing verbietet es, mit Terpentinöl durchtränkte Objecte einzu- 

 betten, da das Öl das Metall angreift. 



3 Vgl. auch Whitman, 1. c. p. 781. 



