690 Ueber den Einfluss der Lufttemperatur und des Tageslichts etc. 



dem Ablesen die Skala und die Nadelspitze mittels eines kleinen Spiegels 

 beleuchtet. — Damit die IS'adelspitze der Theilung anliege, ohne jedoch in 

 ihrem Hinabsinken gehindert zu sein, dreht man das Gewicht am Faden 

 3 — 4 mal herum; nach dem Freilassen sucht sich die Torsion des Fadens 

 auszugleichen und bewirkt so, dass der Zeiger mit geringer aber genügender 

 Kraft der Theilung angedrükt wird. 



Der hier, wie bei deu folgenden Apparaten verwendete Faden ist immer 

 dünner, fester Seidenzwirn, der vorher, um seine Oberfläche zu glätten, einige 

 Male durch erweichtes Wachs und dann durch die Finger gezogen wurde. 



Die Befestigung des Fadens au der Pflanze kann hier, wo das spannende 

 Gewicht gering ist, einfach dadurch bewirkt werden, dass man einen S förmig 

 gebogenen Silberdraht von etwa 0,4 mm Dicke in das Indernodium einsticht 

 und in die obere Krümmung die Schlinge des Fadens einhakt. — Bei den 

 beiden folgenden Apparaten, w^o der lange Zeiger sammt dem Gewicht 

 an der Rolle eine grössere Spannung des Fadens bewirkt, ist es zweck- 

 mässiger, die Befestigung in folgender Weise herzustellen: man macht an 

 einem Fadenstück von etwa 8 cm Länge beiderseits eine Schlinge, steckt 

 die eine durch die andere und legt den Faden so um das obere Ende des 

 Indernodiums unmittelbar unter der Basis des obersten Blattes; mit Hilfe einer 

 Pincette lässt sich diese Ligatur fest anlegen ; die freie Schlinge dieses Faden- 

 stückes wird in die untere Oese eines graden Silberdrahtstückes gehängt, 

 dessen obere Oese das untere Ende des an der Rolle befestigten Fadens 

 aufnimmt (Fig. 47 in B). Das Dickenwachsthum des Internodiums bewirkt, 

 dass die Ligatur in eine Rinne eingeschlossen und so unverrückbar befestigt 

 wird. — Es ist bei der Befestigung des Fadens besonders darauf zu achten, 

 dass er nicht an der darüber liegenden Endknospe sich reibt, noch mehr, 

 dass nicht im Verlauf des Versuchs neu sich entfaltende Blätter ihn seit- 

 wärts drücken ; solche Blätter müssen vorher von der Knospe entfernt werden. 



Es bedarf kaum der Erinnerung, dass die Pflanze, Rolle und der Zoll- 

 stab während der Beobachtung unverrückbar feststehen müssen ; um dies 

 zu erreichen stelle ich den Blumentopf auf die rauhgeschliflTene Seite einer 

 Glasscheibe, die Rolle und der Zollstab werden in kleine eiserne Schraub- 

 stöcke befestigt, die in Ständern mit sehr schwerem Fussstück mit Stell- 

 schraube eingelassen sind ; (über die zu vermeidenden Fehler dieses und der 

 folgenden Apparate s. unten). 



2) Der Zeigeram Bogen ist der in meinem Lehrbuch der Botanik 

 (IL Aufl. 1870, p. 632 in Fig. 444) abgebildete Apparat; ich verweise auf 

 die dort gegebene Beschreibung mit der Bemerkung, dass es unter Umständen 

 bequemer ist, das spannende Gewicht sogleich an der ersten Rolle und zwar 

 (in der Fig.) links auf der Seite des Zeigers zu befestigen, der dann bei 

 fortschreitendem Wachsthum sich senkt, statt wie dort emporzusteigen. 



