692 lieber den Einfluss der Lufttemperatur und des Tageslichts etc. 



denen der erste eine einfachere Form des „Zeigers am Bogen", der andere 

 durch ein Uhrwerk (D) langsam rotirender Cylinder (C) ist, der ein berusstes 

 Papier pppp trägt, an welchem die Zeigerspitze (.s'') anliegt und so ihren 

 jeweiligen Stand durch eine weisse Linie s markirt. Die Drehungszeit des 

 Cylinders lässt sich durch Verschiebung des Gewichts am Pendel (/) des 

 Uhrwerks reguliren ; ich habe bei allen meinen Versuchen eine solche Pendel- 

 länge benutzt, dass der Cylinder gerade in einer Stunde eine volle Umdreh- 

 ung machte. Da sich der Apparat bei einer viermonatlichen, ununterbrochenen 

 Benutzung durchaus zweckmässig erwiesen hat, so lasse ich eine ausführliche 

 Beschreibung folgen. 



Der Eisenstab des Ständers A, welcher auf einem schweren eisernen 

 Dreifuss ruht, trägt den auf- und abwärts, sowie horizontal verschiebbaren 

 Eisenstab, an welchem die Rolle r befestigt ist. 



Die Rolle besteht aus sehr festem, dichtem Holz (Pockholz von Gua- 

 jacum officinale); ihre Rinne ist sorgfältig abgedreht, die Axe genau cen- 

 trirt, in ihrem Lager mit Stahlspitzen sehr leicht beweglich. In der Rinne 

 ist (oben an der Figur) ein kurzer Eisenstift radial eingesetzt, an welchem einer- 

 seits (rechts) der an den Pflanze / befestigte Faden, anderseits (links) derdas Ge- 

 wicht g tragende Faden eingehängt ist. — Neben der Rinne und ungefähr 

 um 90*^ von dem vorigen entfernt, ist ein zweiter langer Eisenstift (eine 

 starke Stricknadel) in genau radicaler Richtung eingelassen, auf den ein gerader 

 dünner Strohhalm z (am besten von Molinia coerulea) aufgeschoben und 

 befestigt ist; das dünnere Ende des Halms trägt eine schief durchgesteckte 

 und mit Siegellak eingeschmolzene Nadel, welche auf dem Papier schreibt; 

 unter Zeigerspitze verstehe ich im Folgenden die Spitze dieser Nadel, unter 

 Zeigerlänge die Entfernung derselben vom Centrum der Rolle. Ueber die 

 richtige Wahl des Verhältnisses zwischen Zeigerläuge und Rollenradius s. u. 



Der rotirende Cylinder C besteht aus starkem Zinkblech; er hat einen 

 Durchmesser von 29, eine Höhe von 44 cm. Seine untere Oefliaung ist 

 von einem festen eisernen Kreuz überspannt, in dessen Kreuzuugspunkt sich 

 ein 10 cm hohe, sehr solide, konische Hülse befindet, die sich auf das konische 

 Ende der senkrechten Achse a aufschieben und leicht wieder abheben lässt. 



kann, so mag er denselben Namen tragen; zur Unterscheidung wird der Zusatz „selbst- 

 registrirend" genügen. Eine unvollkommenere Form dieses Apparates, wo das Uhr- 

 werk durch ein zu Centrifugalversuchen bestimmtes Laufwerk ersetzt war, habe ich 

 1869 und 1870 benutzt und bereits in den Yerhandl. der physik. mediz. Ges. in Würz- 

 burg am 4. Febr. 1871 beschrieben. Bei den hier mitgetheilten Versuchen habe ich 

 mich ausschliesslich des neuen Apparates mit dem Uhrwerk bedient. — Das Uhrwerk 

 ist von Prof. Hess an der hiesigen Gewerbeschule konstruirt. — Eine gewisse Aehn- 

 lichkeit meines Apparates mit dem bekannten Kymographion wird jeder sogleich be- 

 merken; in der That war es dieses sinnreiche Instrument, welches mich zur Kon- 

 struktion meines Apparates veranlasste. 



